temperatura. Già altra volta da uno di noi (') si è insistito sull'utilità di evi- 

 tare questa correzione, col portare direttamente a zero il barometro, tenendolo 

 immerso nel ghiaccio fondente. Così il mercurio viene a trovarsi senz'altro a 

 quella stessa temperatura, alla quale ne è stata determinata la densità, e non 

 è necessario di conoscerne la legge di dilatazione. Lo stesso è a dirsi per la 

 scala metrica, poiché si suppone di conoscere la sua lunghezza a zero, in 

 seguito al campionamento fattone con un metro campione. La cosa in pratica pre- 

 senta delle difficoltà gravi ; ed è forse per questo principalmente che, a quanto 

 sappiamo, l'idea esposta non è stata finora da nessimo messa in atto. Noi per 

 le nostre ricerche sulla compressibilità dei gas avendo creduto utilissimo tener 

 immersa nel ghiaccio la massa gassosa da comprimere, insieme all'annesso 

 manometro, per uniformità nel modo di sperimentare abbiamo voluto portare 

 a zero anche il barometro. Alcuni tentativi preliminari ci convinsero che il 

 problema non era tanto difficile a risolversi, quanto a prima vista appariva; 

 e con una conveniente disposizione data al barometro e ad un involucro di 

 zinco, che lo circonda, siamo riusciti nell'intento. In altra Nota si vedrà il 

 modo con cui è stato raggiunto lo scopo, senza che le misure ne siano rese 

 gran fatto più difficili. 



« Passando alla questione del vuoto torricelliano, si sa che ordinariamente 

 nella costruzione di un barometro, dopo aver riempito la canna di' mercurio, 

 ri si fa bollire questo dentro, a fine di cacciar via i residui d'aria e d'umi- 

 dità. Fin dal 1857 Taupenot ( 2 ) aveva proposto di eseguire la bollitura nel 

 vuoto ottenuto con una macchina pneumatica, per evitare così l'ossidazione 

 del mercurio, ed abbassandone di circa 90° la temperatura d'ebollizione, dimi- 

 nuire il pericolo di rottura delle canne. Wild nel 1871 ( 3 ) espose il seguente 

 metodo da lui adottato per più anni con successo. Egli faceva bollire nel vuoto, 

 in un pallone a parte, il mereiaio, che veniva poi introdotto nella canna baro- 

 metrica, precedentemente disseccata, mediante un tubo di caucciù non vul- 

 canizzato. Durante il riempimento la canna era mantenuta leggermente calda 

 e priva d' aria. Yiolle ( 4 ) dice che al giorno d'oggi nelle canne larghe si fa 

 a meno di farvi bollire ih mercurio. Il metodo che egli espone, e che asse- 

 risce dare eccellenti risultati, è un semplice perfezionamento di quello di Wild, 

 perchè si fa uso delle migliori pompe a mercurio e si evita ogni giuntura 

 in caucciù. Noi abbiamo tenuto un metodo, che è in certo modo la combi- 

 nazione di quello di Taupenot e di quello esposto da Yiolle. La canna era 

 disposta molto obliqua sopra un graticcio, e saldata ad un apparecchio, in 

 cui distillava il niercurio nel vuoto fatto da una pompa Sprengel. Man mano 



(!) G. Agamennone, Sul grado di precisione nella determinazione dello densità dei 

 yas. Rendiconti d. E. Accad. d. Lincei, 1° febbr. 1885. 



( 2 ) Annales de Chitnie et de Physique. ser. 3 a . t. XLLX p. 91. 



( 3 ) Caxl's, Rep. t. VII, p. 256. 



(*) Cours de Physique. T. I, p. 779. 



Eesdiconti. 1888, Yol IV, 2° Sem. 10 



