— 72 — 



che il mercurio cadendo a gocce si raccoglieva dentro la canna, veniva tenuto 

 in ebollizione mediante carboni accesi opportunamente collocati sul graticcio. 

 Questa maniera d'operare presenta i seguenti vantaggi : 1°) il mercurio appena 

 distillato vien introdotto nella canna senza porlo di nuovo a contatto dell'aria; 

 2°) attesa l'ebollizione continua, in cui si trova il mercurio nella canna, i 

 suoi vapori trascinano via gli ultimi residui d'aria e di umidità; 3°) l'ebol- 

 lizione ha luogo ad una temperatura più bassa, senza soprassalti, senza ossi- 

 dazione del mercurio e con diminuito pericolo di rottura della canna. 



« Per impedire poi che, dopo empita e messa definitivamente a posto 

 la canna, l'aria possa col tempo accidentalmente introdurvisi, abbiamo usato 

 il noto artifizio di una punta Bunten, saldata verso l'estremità inferiore: di 

 più altri ostacoli all'ingresso dell'aria sono posti dalla disposizione stessa della 

 parte inferiore del barometro. 



« Però, nonostante che nella costruzione di un barometro siano state usate 

 tutte le cautele possibili per la buona riuscita del vuoto torricelliano, si ri- 

 tiene comunemente necessario il farne la verifica, avanti di servirsene. Il me- 

 todo seguito è quello di Arago, con cui si riduce in un dato rapporto il vo- 

 lume della camera barometrica. Ciò si ottiene con diverse disposizioni, che 

 rendono più o meno complicata la costruzione ed il maneggio del barometro, 

 e che tutte si riducono ad introdurre colle debite cautele una nuova e consi- 

 derevole quantità di mercurio nella canna. Noi cercando da una parte di evi- 

 tare una troppa complicazione nell'apparecchio, e ritenendo dall'altra che la 

 verifica del vuoto possa bastare qualora si faccia a discreti intervalli di tempo, 

 ci siamo contentati di una disposizione, che permette di sostituire ai pe:czi 

 mobili del ramo aperto del barometro altri pezzi di ricambio. Questi servono 

 per alzare il livello del mercurio nel detto ramo, e per conseguenza anche 

 nella camera barometrica, dove così vien ridotto in un dato rapporto il vuoto 

 torricelliano. Il nuovo mercurio introdotto deve essere, naturalmente, ben asciutto 

 e di qualità uguale a quello già contenuto nel barometro ('). 



» Kesta ora a discutere il modo di misurare l'altezza della colonna baro- 

 metrica. Per far ciò i metodi più in uso sono i tre seguenti. Il più semplice 



(') Ci sembra buono il metodo adottato per la verifica del vuoto dalla Commissione 

 Internazionale di pesi e misure nella costruzione del barometro normale (Travaux et Mém. etc. 

 Ili , D , pag. 34-35). Questo barometro consiste in tre tubi di vetro impiantati sopra 

 un medesimo blocco d'acciaio e comunicanti fra loro per mezzo di un foro praticato nella 

 lunghezza del blocco. Due di essi costituiscono i due rami di un barometro a sifone; il 

 terzo è una specie di serbatoio, dove si conserva il mercurio nel vuoto. Questo mercurio 

 può introdursi nel barometro aprendo un robinetto posto nel blocco d'acciaio e manovrando 

 convenientemente una pompa, che sta in comunicazione colla parte superiore di detto ser- 

 batoio. In questa maniera parrebbe sufficientemente garantito il buono stato del mercurio 

 destinato ad entrare nella canna barometrica, e nel tempo stesso l'operazione della verifica 

 del vuoto deve riuscire abbastanza spedita. 



