— 73 — 



consiste nel riportare mediante corsoi adattati, le estremità della colonna baro- 

 metrica sopra una scala posta vicino alla canna. Così si pratica con successo 

 nei barometri Fortin, nel barometro a sifone costruito dal Tecnomasio di 

 Milano ecc. Il secondo metodo più preciso è stato adottato da Régnault, e con- 

 siste nel riportare il dislivello fra le due superfìcie di mercurio alla scala 

 di un catetometro. Però anche da questo metodo, per quanto buono, non si 

 può aspettare una precisione oltre un certo limite. Preferibile senza dubbio 

 è il terzo metodo già usato da Wild fin dal 1873 ( 1 ), nel quale si fa uso 

 di un comparatore verticale, per mezzo di cui si riferiscono le estremità della 

 colonna barometrica ad un metro campione, posto a fianco della medesima. 

 Anche la Commissione Internazionale dei pesi e misure ha seguito questo me- 

 todo ; e noi pure, convinti delle maggiori garanzie che offre in paragone degli 

 altri, ci siamo attenuti ad esso. 



- È noto poi quanta difficoltà si incontri quando si vogliano puntare in 

 modo preciso col microscopio del comparatore o col cannocchiale del cateto- 

 metro le estremità della colonna di mercurio, e come siansi immaginati pa- 

 recchi artifizi a questo scopo. L'uso di punte d'affioramento è stato ricono- 

 sciuto come uno dei più pratici e precisi. Infatti lo vediamo adottato per far 

 la lettura alla superficie inferiore del mercurio tanto nel barometro da labo- 

 ratorio di Régnault, quanto nei barometri Fortin, mentre Debrun ( 2 ) si è ser- 

 vito nel suo barometro amplificatore di una punta d'affioramento alla stessa 

 superficie superiore, giovandosi anche di una soneria elettrica per verificare 

 il contatto. Dopo ciò era naturale l'idea di estendere l'uso delle punte ad 

 ambedue le letture, superiore ed inferiore ; ed in vista dei vantaggi che se ne 

 possono cavare l'abbiamo attuata nel modo seguente. Una prima punta di 

 vetro è fissa al cupolino della canna barometrica, ed è destinata alla verifica 

 del vuoto torricelliano. Una seconda punta è saldata lateralmente sulla parte 

 più larga della canna, sotto la prima e ad una conveniente distanza da essa, 

 ed è quella che serve per le ordinarie osservazioni. La terza punta poi è mo- 

 bile nel ramo aperto del barometro. In questo modo una misura di pressione 

 si riduce a tre operazioni semplici : 1°) si solleva con opportuno artifizio la 

 colonna di mercurio fino ad affiorare ad una delle due punte fìsse, secondo 

 il caso ; 2°) alla superficie del mercurio nel ramo aperto del barometro si fa 

 affiorare la punta mobile ; 3°) facendo calare un poco il mercurio si mettono 

 allo scoperto queste due punte, e coi cannocchiali si riferisce la posizione 

 delle loro estremità sulla scala metrica posta a fianco. 



- L'introduzione di punte fisse di vetro nella camera barometrica teme- 

 vamo che avesse a rendere molto pericolosa l'operazione della bollitura del 

 mercurio; ma l'esperienza ci ha rassicurati, poiché di parecchie canne se ne 

 sono rotte, è vero, alcune, ma sempre in tutt' altra parte che alla saldatura 



Ur{ 1 ) H. Wild, Ueber die Bestimmung des Luft-druckes 1873. Riportata nel « Eep. tur 

 Meteorologie, 1874». 



( 2 ) Journal de Physique, 1880, IX, p. 387. 



