— 74 — 



delle punte, dove pareva si avesse a temere. Sembrano più rischiose la 

 saldatura della parte larga della canna su quella più stretta, e la saldatura 

 della punta Bunten. 



k II metodo delle punte d'affioramento si voleva adottare per suggeri- 

 mento del dott. Pernet dalla Commissione Internazionale di pesi e misure 

 nella costruzione del barometro normale. Ma non volendo i membri di detta 

 Commissione a causa degli usi speciali, a cui poteva servire il loro barometro, 

 rinunziare al vantaggio di poter puntare sul mercurio a qualunque altezza, 

 decisero di adottare un altro metodo suggerito da Marek. Consiste questo nel 

 disporre dietro la canna, e davanti all'estremità della colonna barometrica, un 

 collimatore, per mezzo di cui si forma nell'asse del tubo, e appena al disopra 

 della superfìcie del mercurio, l'immagine reale di un filo teso orizzontalmente. 

 Ciò dà origine nel campo del microscopio a due immagini, una diretta, l'altra 

 riflessa dal mercurio : al loro mezzo corrisponde l'estremità della colonna 

 barometrica ('). Noi ci siamo attenuti senz'altro al metodo delle punte, non 

 solo perchè nel caso nostro ci è parso nella pratica assai semplice e spedito, 

 ma anche perchè ha questo vantaggio che, una volta ottenuto l'affioramento 

 alle due punte, la pressione atmosferica qual'era in quel momento viene fis- 

 sata, per così dire, sull'apparecchio, potendosi dopo a comodo misurare la 

 distanza delle due punte rimasta invariabile, senza dipendere più dalle varia- 

 zioni successive di pressione. Inoltre la misura della distanza può ripetersi 

 per maggior sicurezza quante volte si creda opportuno. 



« Riepilogando, il nostro barometro soddisfa alle condizioni di un baro- 

 metro normale nel modo seguente: 



« 1°) La determinazione dell'altezza si ottiene in un modo molto pre- 

 ciso, facendo affiorare la superfìcie del mercurio nella camera barometrica ad 

 una punta fissa, e nel ramo aperto ad una punta mobile. 



« 2°) La misura della distanza verticale fra le due punte si fa rife- 

 rendola mediante un comparatore verticale ad una scala metrica posta a fianco 

 della canna. 



« 3°) La disposizione dell'apparecchio permette che possa essere im- 

 merso nel ghiaccio fondente. Con ciò si fa a meno di termometri, e non è neces- 

 sario conoscere il coefficiente di dilatazione del mercurio e della scala metrica. 



« 4°) L'errore di capillarità è tolto completamente, attesa la notevole 

 larghezza della canna barometrica nei due tratti dove cadono le letture. 



« 5°) Il processo di riempitura della canna, distillandovi dentro il 

 mercurio nel vuoto, e facendovelo contemporaneamente bollire, è sufficiente 

 garanzia per la perfezione del vuoto torricelliano. 



* 6°) Una punta Bunten in vetro ed una speciale disposizione nella parte 

 inferiore dell'apparecchio hanno in mira di preservare il vuoto barometrico. 



- 7°) Una seconda punta d'affioramento fissata al cupolino della canna 



(') Trav. et Mém. du Bureau Intera, des poids et més. Ili D, 37-38. 



