— 127 — 



Fisica. — Sopra un nuovo modello di barometro normale. 

 Nota li dei dottori G. Agamennone e F. Bonetti, presentata dal 

 Socio Blaserna. 



« Descrizione del barometro. — La prima nostra idea fu di costruire 

 il barometro interamente in vetro, del tipo di quello a sifone. La camera 

 barometrica portava due punte in vetro, l'una saldata al cupolino della canna, 

 l'altra lateralmente alquanto più in basso. Verso la parte inferiore della canna 

 era una punta Bunten, e di fianco al ramo aperto del sifone era saldato un 

 tubo in vetro di sufficiente capacità destinato a contenere del mercurio, il cui 

 livello mediante un pistone mobile poteva alzarsi ed abbassarsi per ottenere 

 l'affioramento in una delle due punte della camera barometrica. Avendo più 

 volte tentato di far bollire il mercurio col metodo ordinario in apparecchi 

 di questo genere ci fu impossibile di condurre felicemente a termine l'ope- 

 razione; ma è importante notare come la rottura sia sempre avvenuta in 

 tutt'altra parte che nelle saldature delle punte di affioramento. 



« Scoraggiati da questi cattivi risultati deponemmo l'idea di costruire il 

 barometro interamente in vetro, e risolvemmo di fare in vetro la parte stret- 

 tamente necessaria, e la restante in ghisa. La canna, separata in tal modo 

 dal resto, si può più facilmente bollire ; ed una volta montato il barometro 

 su di apposito sostegno, oltre al minor pericolo di rottura, si ha il vantag- 

 gio, nel caso che questa avvenga, di potere in breve tempo ricambiare la 

 sola canna, utilizzando tutto il resto. 



« Si può avere un'idea dell'insieme del barometro per mezzo delle figure 

 intercalate nel testo. Sopra una robusta base BB in ghisa (fig. 1, 2, 3), di forma 

 quasi triangolare, a viti calanti, è fissato verticalmente per mezzo di chiavarde 

 un telaio TT, ricavato da un'unica piastra di ferro laminato dello spessore di 

 circa otto millimetri. Questo telaio è destinato a sostenere tutti i pezzi del 

 barometro, e per impedire che esso possa oscillare in avanti e indietro, è te- 

 nuto dalla sbarra AA saldamente congiunto alla base. La canna CC si com- 

 pone di un tubo rettilineo di vetro di circa 15 mm di diametro, il quale nella 

 camera barometrica aumenta sino a raggiungere 35 mm , e quivi porta saldate 

 le due punte di vetro p e p' distanti tra loro di 20 cm . La canna termina 

 inferiormente un poco affilata, ed alquanto al disopra della sua estremità 

 trovasi la punta Bunten b (fig. 5) dell'apertura di circa 5 mm . La parte in 

 ghisa, destinata a congiungere i due rami in vetro del barometro, si vede 

 in maggiori dimensioni nella fig. 5. Sul pezzo DD s'innesta la canna per 

 mez.o della viera conica E E, fissata con mastice alla canna stessa. Sulla piat- 

 taforma FJP si adatta a vite una viera 0 in ghisa, e su questa è fissato pure 

 con mastice il tubo di vetro KK dello stesso diametro della camera baro- 



