128 — 



metrica, il quale rappresenta il ramo aperto del barometro a sifone: la co- 

 municazione fra i due rami è stabilita mediante il canale ce del diametro 



di circa 5 mm , scavato nel pezzo di ghisa. 

 Come si vede dalla figura, 1' estremità 

 affilata della canna si protende al disotto 

 dello sbocco del canale di comunicazione, 

 funzionando così come un' altra punta 

 Bunten ; e nel ramo aperto la parte ver- 

 ticale del canale ce termina alquanto al 

 disopra della piattaforma PF per impe- 

 dire che l'aria possa introdursi nel ba- 

 rometro. Il tubo di vetro KK è chiuso 

 da un coperchio, che porta la vite mobile 

 d' affioramento ; e la comunicazione col- 

 l'aria esterna è stabilita mediante il tu- 

 betto t. A fianco del ramo aperto del sifone 

 sopra una seconda piattaforma F' F' è 

 fissato a vite il tubo L L di ghisa, in 

 cui per mezzo di una vite si muove il 

 pistone P in bosso ; questo pezzo di ag- 

 giunta serve, come è stato detto, per ot- 

 tenere l'affioramento nella camera baro- 

 metrica, e comunica colla piattaforma FF 

 per mezzo del canale dd, che si apre in 

 prossimità dell'altro ce. Il rubinetto R 

 , serve per far scolare, quando si voglia, 

 tutto il mercurio, contenuto nei tubi KK 

 e LL, restando però sempre pieno il ba- 

 rometro fino all' estremità superiore del 

 canale ce. I tubi KK e LL possono fa- 

 cilmente essere sostituiti dai corrispon- 

 denti K'K' e L'L' (fig. 4), co' quali è 

 possibile alzare il livello del mercurio 

 fino alla punta superiore della camera 

 barometrica, quando si voglia effettuare 

 la verifica del vuoto. Il congiungimento 

 dei diversi pezzi si fa a vite coll'inter- 

 posizione di dischi di pelle di dante, che 

 da soli bastano ad impedire l'uscita del 

 mercurio. A fianco del barometro vedesi 

 il metro MM, che è un regolo di ottone 

 a sezione quadrata di due centimetri di 



i 



10 



del vero 



