— 129 — 



lato ; sulla faccia anteriore inargentata è tracciata una graduazione in milli- 

 metri. Tanto il metro quanto la canna di vetro ed il pezzo di ghisa, che 

 congiunge i due rami del barometro, sono 

 fissati al telaio mediante robuste morse 

 in ottone. Alcune viti di registro permet- 

 tono di mettere il metro nella posizione 

 voluta. 



« Una volta condotto a termine il 

 riempimento e la bollitura della canna 

 barometrica, vi si fìssa con mastice alla 

 debita altezza il pezzo conico EE (fig. 5): 

 dipoi sul telaio TT, appositamente rove 

 sciato e mantenuto verticale, si adatta la 

 canna colla camera barometrica in basso. 

 Per sostenere il peso di questa, e nel tempo 

 stesso per disporla all'altezza voluta, serve 

 la vite N, che è fissata alla sommità del 

 telaio mediante la madrevite e termina ih 

 una specie di coppa. Per unire definiti- 

 vamente la canna al telaio si fa in ma- 

 niera che l'appendice HH del pezzo co- 

 nico EE si adagi sopra la corrispondente 

 traversa del telaio ; e perchè nello stringere 

 le chiavarde, che ve lo fermano, non si 

 abbia a forzare la canna con pericolo di 

 rottura, per il non perfetto parallelismo 

 dei piani, si fanno avanzare opportuna- 

 mente sei piccole viti v (fig. 2). Fatto 

 ciò si mette a posto la morsa G de- 

 stinata a sostenere la canna. A questo 

 punto si innesta sul cono EE il pezzo 

 di ghisa corrispondente DD , interpo- 

 nendovi un leggerissimo strato di paraf- 

 fina fusa per ottenere una chiusura erme- 

 tica. Chiusa con una vite apposita e prov- 

 visoria l'estremità superiore del canale 

 ce, si pone in comunicazione il barometro 

 per mezzo dell'apertura /coli' apparecchio 

 a distillazione del mercurio ; e dopo aver 

 ben disseccato l'interno del pezzo di ghisa, 

 vi si fa distillare dentro nel vuoto il 

 mercurio finché tutto lo spazio interno sia 



Rendiconti. 1888, Vol. IV 3 2° Sem. 17 



