Fig. 3. 



— 130 — 



riempito. Tolta la comunicazione colla pompa, si chiude con vite l'orifizio /', 

 frapponendo un disco di pelle di dante ; ed il barometro è pronto ad essere 

 rovesciato. Nel modo come è disposto l'apparecchio, il rovesciamento della 

 canna si fa senza pericolo nè di rottura, nè d'introduzione d'aria. Non resta 

 allora che adattare con chiavarde il telaio sulla base di ghisa, già disposta 

 su di una mensola di marmo fissata solidamente al muro. 



« Per mettere il barometro in stato 

 di poter funzionare si comincia ad avvitare 

 a lor posto i due pezzi KK ed LL, oppure 

 i corrispondenti K' K' ed L' L' ; quindi; 

 aprendo la vite che chiudeva l'estremità 

 del canale ce, si fa riversare entro di essi 

 il mercurio che si abbassa nella camera 

 barometrica, e l'eccesso si toglie mediante 

 il rubinetto R. Il barometro è pronto a 

 funzionare quando a fianco della canna si 

 disponga il metro, e davanti in posizione conveniente si stabilisca un com- 

 paratore verticale. Questo va disposto in modo che la graduazione del metro 

 e le punte di affioramento si trovino sensibilmente sulla superficie di un cilindro 

 verticale, il cui asse coincida coll'asse di rotazione del comparatore : servono 

 a questo scopo le viti di registro del metro e le viti calanti del treppiede 

 di ghisa BB. Dietro il barometro sono disposti sul muro a conveniente altezza 

 dei piccoli specchi, mobili in tutte le direzioni, i quali servono per dirigere 

 la luce di una finestra sulle punte di affioramento. Per illu- 

 minare poi la graduazione della scala metrica possono ba- 

 stare due specchi fissati allo stesso comparatore. 



« Per fare una misura di pressione atmosferica si co- 

 mincia dall' ottenere l'affioramento nella canna barometrica, 

 manovrando opportunamente il pistone P. Immediatamente 

 dopo nel tubo KK si conduce ad affiorare la punta mobile, 

 '■si? Sj^F 1 e per mezzo del medesimo pistone fatto abbassare il mer- 

 curio sotto le due punte, si procede alla misura della loro 

 distanza verticale. Quando si voglia fare una verifica del 

 vuoto torricelliano è necessario lo scambio dei pezzi KK e 

 L L cogli altri K' K' e L' L'. In tale circostanza è indi- 

 spensabile di far prima uscire per mezzo del rubinetto R 

 tutto il mercurio contenuto in essi. Naturalmente uscirà anche una porzione 

 di quello contenuto nella canna CO, finché il dislivello tra l'estremo orifizio 

 del canaletto ce e la superficie del mercurio nel ramo chiuso del barometro 

 corrisponda alla pressione atmosferica. Ciò non è possibile impedire (*) in 



(!) Si sarebbe potuto evitare l'uscita del mercurio dalla canna ponendo nel pezzo di 

 ghisa sotto la piattaforma FF un rubinetto a tre vie, il quale avrebbe anche facilitato la 



Fis. 4. 



IT 



L' 



