— 131 — 



quanto che, tenendo conto delle più grandi variazioni che possono sopraggiungere 

 nella pressione, è indispensabile che l'estremità del canaletto si trovi a circa 

 79 cm al disotto della punta inferiore, posta nella camera barometrica, mentre il 

 punto di mezzo del tubo di vetro KK a soli 76 cm ; essendo quest'altezza quella 

 che qui in Eoma corrisponde all'incirca alla media pressione dell'atmosfera. Dopo 

 dì avere messo a lor posto i pezzi K' K' e L' L' di ricambio s'introduce at- 

 traverso quest'ultimo del nuovo mercurio in buone condizioni. Quando a lungo 

 andare fosse necessario di rinnovare il mercurio nel ramo aperto, insudiciato 

 sia per l'ossidazione, sia per la polvere, si procederebbe alla stessa maniera. 



« Per portare a zero l'intero barometro, tenendolo immerso nel ghiaccio 

 fondente, secondo le idee esposte nella prima Nota, si è dovuto costruire 

 imo speciale involucro in lamina di zinco, il quale per la sua forma e di- 

 Fig. 5. sposizione soddisfacesse nel miglior modo 



possibile allo scopo accennato. Esso con- 

 siste in un cilindro a sezione ellittica 

 di dimensioni tali da involgere non solo 

 la canna barometrica ed il metro, ma lo 

 stesso telaio. Alla parte inferiore la se- 

 zione si allarga per rinchiudere nel ghiac- 

 cio anche'il ramo aperto. Per facilitare 

 l'introduzione del ghiaccio, l'involucro è 

 diviso in tre parti, che speditamente pos- 

 sono sovrapporsi una all' altra, e fis- 

 sarsi alla sbarra ÀA. La sovrapposizione 

 di queste tre parti dell' involucro si fa 

 successivamente man mano che vengono 

 del vero riempite di ghiaccio. L'acqua di fusione 



viene raccolta in basso in apposito reci- 



montatura del barometro e l'operazione dello scambio dei pezzi KK e LL cogli altri K' K' e L' L'. 

 La Commissione internazionale di pesi e misure (Trav. et Me'm. du Bur. Intern. des poids 

 et més., T. HI, D, pag. 34-35), nella costruzione del suo barometro normale non 

 ha avuto difficoltà a disporre dei rubinetti in acciaio a scopo analogo a quello di cui qui 

 si fa cenno. Nella descrizione del citato apparecchio non è detto se i rubinetti siano ingrassati. 

 Xoi da una parte temendo che l'uso del grasso possa, se non altro a lungo andare, insudiciare 

 il mercurio della canna, come fa notare anche il Violle (Cours de physique, t. I, p. 796), 

 e d'altro canto non sapendo se sia possibile costruire rubinetti in acciaio o ghisa, che senza 

 essere ingrassati possano tenere perfettamente e si possano manovrare con facilità, abbiamo 

 creduto più sicuro di escludere il rubinetto, rimediando coH'artifizio d'interrompere il ca- 

 nale di comunicazione come si vede nella figura 5. L'uso del rubinetto E di scolo, leg- 

 germente ingrassato non porta con sè alcun pericolo, perchè da questo il mercurio non fa 

 che uscire all'esterno. Si sarebbe potuto evitare detto rubinetto, rimpiazzandolo con una 

 disposizione speciale a vite di pressione. 



