— 132 — 



piente. L'involucro porta dei fori di circa 3 cm di diametro tanto sulla faccia 

 anteriore quanto su quella posteriore, i quali si corrispondono uno all'altro 

 all'altezza delle punte di affioramento ; e similmente vi sono altri fori davanti 

 al metro nei punti dove cadono le letture. E siccome queste possono cadere 

 ad altezza variabile per la punta inferiore, i fori in basso sono portati da pia- 

 strine che possono scorrere su e giù sull'involucro dentro i limiti necessari. Mentre 

 l'involucro si riempie di ghiaccio, i fori sono chiusi da tappi di legno che s'inter- 

 nano fino alla canna ed al metro, e rimangono compresi nel ghiaccio. Quando oc- 

 corre fare una misura, si tiran fuori questi pezzi di legno, e così rimangono nel 

 ghiaccio dei pertugi, attraverso i quali può penetrare la luce e possono farsi le 

 puntate. Per rendere omogenea l'illuminazione delle punte, i fori che corrispon- 

 dono dietro ad esse sono chiusi con una lastrina di vetro smerigliato ; quelli 

 poi che restano davanti alle medesime possono con facilità essere muniti, al 

 momento opportuno, di una lente a corto foco, allo scopo di ottenere con più 

 esattezza l'affioramento. Il coperchio a vite, che chiude il ramo aperto del ba- 

 rometro, impedisce assolutamente che l'acqua di fusione del ghiaccio circostante 

 possa penetrare nell'interno, mentre la comunicazione coll'aria esterna viene sta- 

 bilita mediante il cannello t (fig. 5), il quale si prolunga con un tubetto di 

 caucciù fino ad un apparecchio essiccante, senza che lungo il percorso possa me- 

 nomamente essere modificata la pressione atmosferica. Questa cautela è necessaria 

 per impedire che del vapore acqueo possa condensarsi alla superficie fredda del 

 mercurio del ramo aperto. Quando si voglia invece operare a temperatura 

 ambiente, si possono disporre tra il metro e la canna dei termometri, i cui 

 bulbi, come è stato da altri già usato, pescano nel mercurio contenuto in 

 provette di conveniente capacità. In tal caso l'involucro di zinco, qualora sia 

 riempito di sostanze poco conduttrici del calore, rende meno variabile la 

 temperatura nell'interno e fa sì che la temperatura segnata dai termometri 

 corrisponda meglio a quella del mercurio nel barometro. La presenza dell'invo- 

 lucro protegge anche l'apparecchio dall'influenza dell'osservatore, il quale per 

 l'affioramento è costretto ad avvicinarsi notevolmente. 



♦ 



» Nel chiudere la presente Nota sentiamo il dovere di esprimere i nostri 

 più vivi ringraziamenti al prof. Blaserna, che ha fatto costruire questo nostro 

 barometro nell'Istituto fisico della E. Università di Roma, ed ha fornito 

 quanto occorreva per le relative esperienze. Siamo pur grati al dott. Menga- 

 rini, assistente dell'Istituto fisico, perchè interessato anch'egli nella costru- 

 zione di un barometro di precisione, ha cooperato alla miglior riuscita di quello 

 qui descritto. A lui devesi l'idea del pezzo conico EE (fig. 5), che serve per 

 innestare la canna barometrica nella parte in ghisa ». 



