— 144 — 



Nella stessa Nota ho poi fatto osservare come questo nuovo effetto pro- 

 dotto dai raggi X possa fornire un metodo per ottenere una misura relativa 

 della loro intensità. Di questo metodo mi sono di poi occupato. 



2. Misura dell' intensità dei raggi di Rontgen, basata sulla disper- 

 sione dell'elettricità da essi provocata. 



Si potrebbe procedere in diverse maniere, e cioè 1° misurare la velocità 

 della dispersione, e cioè la diminuzione di potenziale nell' unità di tempo 

 prodotta in un dato corpo elettrizzato ad un dato potenziale ; 2° misurare il 

 potenziale positivo al quale un dato corpo, per esempio allo stato naturale, 

 è portato dalle radiazioni; 3° misurare con un galvanometro l'intensità della 

 corrente che passa pel filo che congiunge il corpo esposto alle radiazioni col 

 polo isolato di una pila. 



Il primo metodo è poco pratico ed esatto, perchè richiede letture a tempi 

 stabiliti, ed è esposto a diverse cause d'errore; il secondo pure non sembra 

 suscettibile d'esattezza, e richiede tempo notevole per ogni lettura; il terzo 

 richiede un galvanometro sensibilissimo e a filo lunghissimo, ed io non lo 

 posseggo. Ho quindi preferito un quarto metodo, che ho riconosciuto esatto 

 e facile, e che permette rapide misure. Eccone la descrizione. 



Un disco R di circa 11 c. di diametro, per esempio di rame (fig. 1), riceve 

 le radiazioni di Rontgen, che escono da ima finestra di 10 c. di diametro, chiusa 



PiG. 1. 



con sottile alluminio, e praticata in una parete di piombo (spessore 0,5 c.) 

 d'una grande cassa metallica comunicante col suolo, entro la quale stanno 

 tutti gli apparecchi occorrenti alla produzione dei raggi X. Il tubo di Crookes 

 si trova entro la cassa in tal posizione, che la parete di esso che è colpita 

 dai raggi catodici, sia a piccola distanza dall'alluminio. 



Il disco R comunica coll'elettrometro di Mascart E, e, a seconda della 

 posizione data ad un ponte metallico isolato, con uno dei tre pozzetti di 



