— 224 — 



Riediiiger eduna valvola di Miiller: l'aria espirata passa per la seconda valvola, 

 per una vescica di gomma, ed esce da uua valvola ad acqua fatta con un tubo 

 a T. Uno schizzatolo in comunicazione colla valvola a T, pompa una data 

 quantità di aria espirata, e la spinge attraverso 6 tubi contenenti fra tutti 

 im litro circa di acqua di barite. I tubi sono di vetro del diametro di 3 cm., 

 della lunghezza di 50 cm., e sono messi in comunicazione fra di loro con 

 tubi di gomma. 



L'uso dell'apparecchio è facile, occorrono però le seguenti precauzioni. 

 Verificare il contatore che si adopera ; questo si fa colle norme solite che non 

 sto a ripetere. Una precauzione importante è quella di mettere il conta- 

 tore sempre nel piano orizzontale. A tale scopo mi serviva di una tavoletta 

 di legno con tre viti. Anche in montagna ho portato con me la tavoletta e, 

 per mezzo di un livello a bolla d'aria, mi assicuravo che fosse bene oriz- 

 zontale prima di mettere l'acqua nel contatore. 



I contatori costruiti dalla casa Riedinger di Amburgo sono molto esatti, 

 e funzionano colla pressione di 1 cm. di acqua. Le divisioni centesimali 

 del quadrante sono segnate da due lancette; una corta per le centinaia, ed 

 una lunga per le unità. Ciascuna unità del mio contatore, parecchie volte 

 verificato, corrisponde a 24,4 ce. di aria : in un giro del contatore passano 

 perciò litri 2,440 di aria. 



Come sia fatta la maschera di guttaperca si vede dall'annessa figura : 

 perchè aderisca bene alla faccia, basta applicare al margine un bordo di ma- 

 stice da vetrai rammollito con olio o vaselina e poi legarla al capo con una 

 fascia od un tubo di gomma. 



Un' altra precauzione è quella di riempire bene lo schizzatojo e di spin- 

 gere l'aria nei tubi così lentamente che riesca suddivisa in piccole bolle. 

 Operando in questo modo si ottiene che l'acido carbonico sia trattenuto nei 

 primi tubi e non intorbidi i due ultimi: si ha così la certezza che tutto 

 l'acido carbonico è entrato in combinazione. 



Perchè il respiro incontri la minima resistenza, occorre che la colonna 

 d'acqua nelle valvole sia poco elevata; resterà così più piccolo lo sforzo della 

 respirazione. In tutto l'apparecchio la pressione da superare è un centimetro 

 e mezzo di acqua. 



Per comprendere il modo di funzionare, bastano le seguenti spiegazioni : 

 La vescica, che funziona da serbatoio dell'aria, è di gomma elastica sottile, 

 della capacità di mezzo litro ; si distende e si rilascia ad ogni atto respi- 

 ratorio, mentre l'aria vi si rinnova continuamente. Cessata l'espirazione, l'ela- 

 sticità della vescica caccia il di più dell'aria che l'aveva distesa. Lo schiz- 

 zatolo è di metallo, della capacità di 260 ce. ; ha uno stantuftb a perfetta 

 tenuta, e porta all'estremità inferiore una chiavetta, la quale permette di 

 aspirare l'aria dalla vescica e di dirigerla nei tubi a barite col movimento 

 di una leva laterale come si vede nella figura. 



