LE POUVOIR DE RÉSOLUTION D'UN SPECTROSCOPE à ÉCHELONS 



PAR 



P. ZEEMAN. 



§ 1. Lord Eayleigh a exprimé autrefois 5 ) le désir que le pouvoir 

 de résolution des spectroscopes puissants fût toujours comparé avec le 

 pouvoir théorique, et il a fait remarquer le grand avantage qu' aurait 

 à cet effet une échelle de tests de finesse régulièrement croissante. 



Ces remarques me revinrent à l'esprit quand je me proposai de mettre 

 à l'épreuve le spectroscope à échelons de Michelson. Je me propose de 

 parler ici d'une couple d'observations que j'ai effectuées avec cet appa- 

 reil particulièrement ingénieux. 



Le spectroscope que j'avais à ma disposition, construit par M. Hilgek, 

 à Londres, se compose de 80 plaques épaisses chacune d'environ 7,8 

 mm; ce sont des plaques de flint léger, formant des échelons d'un 

 mm. de largeur. La plus grande plaque est recouverte d'une lame de 

 métal, laissant libre un espace de 1 mm. en dehors de la plaque de 

 verre. De cette façon le nombre des ouvertures n, qui contribuent à 

 la formation du spectre, dépasse d'une unité le nombre des plaques. Le 

 montage était quelque peu improvisé. Je me servis de la lunette et du 

 collimateur d'un spectroscope de Kirohhoff. Les objectifs des lunettes 

 avaient 50 cm. de distance focale et 48 mm. de diamètre. Il est évident 

 que, dans un montage approprié à l'instrument et avec l'ouverture donnée, 

 une plus petite distance focale eût été beaucoup plus avantageuse pour 

 l'intensité lumineuse. 



Si l'on représente par dx { la différence de longueur d'onde des lignes 

 spectrales que le spectroscope permet encore de discerner, par / F épais- 



') PHI. Mag., 1879 et 1880. 



