UEBER BIE KORREKTION FUR DIE SKALENAUSDEHNUNfl 

 BEI EINSCHLUSSTHERMOMETERN 



VON 



H. F. WIEBE. 



Bel der Théorie des Quecksilberthermometers nimmt mari gewôhnlich 

 an, dass Gefàss, Skala, Kapillare ans demselben Material bestehen, also 

 auch den gleichen Ausdehnungskoemzienten besitzen. Dièse Annahme 

 trifft streng genomraen nur fur Stabthermometer zu, bei denen aile Be- 

 standtheile des Thermometers in einem Korper vereinigt sind. Ist aber 

 die Skala getrennt vom Kapillarrohr, wie bei Einschlussthermometern 

 oder bei Thermo metern mit freiliegender Skala, so muss es fraglich 

 erscheinen, ob die Angaben solcher Thermometer mit denen der Stab- 

 thermometer noch iibereinstimmen. 



Schon Doiin hat in seiner Àbhandlung iiber die Messung von Erdtem- 

 peraturen (Schriften der Kgl. Physikalisch-okonomischen Gesellschaft 

 zu Konigsberg 1872, S. 37 folg.) darauf hingewiesen, dass bei den 

 Einschlussthermometern eine Korrektion wegen der verschiedenen Aus- 

 dehnung der Skala anzubringen sei. In allgemeinerer Eorm hat dann 

 Thieskn in den Metronomischen Beitràgen Nr. 3, S. 4 bis 6, 1881, 

 diesen Eall behandelt und dabei berechnet, dass z. B. ein Thermometer 

 mit Messingskala um 0,027° bei 50° hoher als ein solches mit Milch- 

 glasskala stehen mùsste. 



Einschlussthermometer und Stabthermometer aus derselben Glassorte 

 werden nur dann ùbereinstimmende Angaben haben, wenn die Ausdeh- 

 nung des Milchglases nicht allzu sehr von der des Thermometerglases 

 abweicht. Dies trifft fur die meisten alteren thûringischen Glassorten 

 zu, so dass die friihere Annahme von der Uebereinstimmung der Anga- 

 ben beider Thermometer-Typen mit einander berechtigt war. Erst mit 



21* 



