324 



H. F. WIEBE. 



fol 



dem Aufkommen der Jenaer Thermometerglaser, von denen das eine 

 (59 IU ) eine besonders kleine Ausdehnung besitzt, ist hierin eine Aende- 

 rung eingetreten, wie dies zuerst Gumlich und Suheel ') nach- 

 gewiesen haben. Die Genannten verglichen je zwei Stab- und 

 Einschlussthermometer aus den Jenaer Glassorten 16 nI und 

 59 m mit einander und fanden fiir die ïhermometer aus Glas 

 16 IH Uebereinstimmung innerhalb der Beobachtungsfehler, 

 \f wahrend bei den Thermometern aus Glas 59 111 systematische 

 Abweichungen hervortraten, die sich aus den Ausdehnungsun- 

 terschieden von Skala und Kapillare hinreichend erklâren lies- 

 sen. Fiir die Ausdelinungskoeffizienten von Glas 59 m wurden 

 dabei die in den Wissenschaftlichen Abhandlungen der Physi- 

 kalisch-TecfoiiscJteu Reichsanstalt 2, S. 129, 189 h, gegebenen 

 Wertlie zu Grande gelegt, wahrend fiir die Ausdehnung des 

 Skalenglases inangels direkter Bestimmungen eine vorlàufige 

 ^rvh Aimahme genùgen musste. 



Da aber die Einschlussthermometer weit verbreitet sind, so 

 lag fur mich der Wunsch nahe, dièse Annahme durch eine be- 

 sondere Untersuchung iiber die Ausdehnung des Skalenglases 

 zu prufen, und dadurch zugleich die genaue Beziehungderbeideh 

 verschiedenen Thermometertypen zu einander festzustellen. 



Ich liess zu diesem Zwecke von dem Thermometerfabrikan- 

 fcen C. Eicetkh in Berlin einige Instrumente von thermome- 

 terartigem Aussehen anfertigem wie nebenstehend eines abge- 

 bildet ist. 



Der Skalenstreifen ist bei diesen Instrumenten an seinem 

 unteren Ende durch eine Glasstutze mit dem Umhùllungsrohr 

 verschmolzeu, so dass er sich frei nach oben ausdehnen kann, 

 er tràgt am oberen Ende eine 4 mm lange Skala, die in 20 In- 

 tervalle getheilt ist. Yor dem Skalenstreifen befindet sich ein 

 Kapillarrohr, das am oberen Ende mit dem Umhiïllungsrohr 

 verschmolzen ist und auf der Riïckseite vor der Theilung der 

 Skala in deren Mitte einen horizontalen Strich hat. Das Ka- 

 pillarrohr ist der bessern Euhrung wegen bis nach unten durch gefùhrt 

 und wird, wie auch in der Abbildung ersichtlich, durch zwei Schiingen 



*) Vergleichung zwischen Stab- und Einschlussthermometern aus gleichen 

 Grlassorten. Zeitschrift fur Instrument enhunde 17, S. 353 — 356, 1897. 



