UEBER DIE KORREKTION, U. S. W. 



327 



Aus vorstehender Tafel leiten sich nun fur die Ausdehnungsunter- 

 schiede folgende Werte ab : 



Tafel IL 



Tag 



1 



Tempe ratur 

 Lintersehied 



Rohre aus 

 Glas : 



16 m 



59 Ht 



59 in 



59 111 



59 I1] 



Skalen- 

 glasvon: 



Grosse 



Grosse 



KiïcH- 



LER 



SïEIN- 

 MANN 



Spinn & 

 Mencke 



9.1.00 

 15.2.00 

 3.3.00 

 5.3.00 



Mittel 



11.8.99 

 29.8.99 

 10.1.00 

 12.1.00 

 15.1.00 

 3.3.00 

 5.3.00 



Mittel 



20,3° 

 17,5 

 17 

 14 





1. Ausdehnungsunterschiede fur das 

 Temperaturintervall 0 bis 17,2° 

 in mm. 



0,007 

 0,002 

 0,005 

 0,000 



0,047 

 0,042 

 0,023 

 0,025 



0,038 

 0,036 

 0,035 

 0,037 



0,036 

 0,030 

 0.030 

 0,030 



0.040 

 0,035 

 0,032 

 0,029 



1 7°,2 



0,004 



0,034 



0,036 



0,031 



0,034 



100,05° 

 99,83 

 99,88 

 100,26 

 100,08 

 99,82 

 99,89 



2. Ausdehnungsunterschiede fur das 

 Temperaturintervall 0 bis 100° 

 in mm. 



0,030 

 0,028 

 0,032 

 0,032 

 0,027 

 0,035 

 0,033 



0,184 

 0,184 

 0,183 

 0,190 

 0,195 

 0,194 

 0,192 



0,188 

 0,190 

 0,192 

 0,195 

 0,190 



0,185 

 0,184 

 0,172 

 0,190 

 0,173 



0,172 

 0,174 

 0,167 

 0,171 

 0,178 



100,0° 



0,031 



0,189 



0,191 



0,181 



0,172 





m. ±' . 

 einerBeob.i 0,0011 



0,0019 



0,0012 



0,0035 



0,0018 



Die Ablesungen geschahen mit der Lupe, was der Bequemlichkeit 

 wegen fur einen geiibten Beobachter gegen die Ablesuug mit dem 



