328 



H. F. WIEBE. 



Fernrohr oder Ablesemikroskop vorzuziehen ist. Die Uebereinstimmung 

 der einzelnen Werthe fur die gleiche Rohre ist zufriedeTistellend. Der 

 mittlere Fehler einer Beobachtung fur das Tntervall 0 bis 100° liegt 

 zwischen 0,0011 und 0,0035 mm. und betràgt im Mittel 0,002] mm., 

 was nur 1,2 % der ganzen Beobachtungsgrôsse ausmacht. Auch betra- 

 gen die Ausdehnungsunterschiede fur das Temperaturintervall 0 bis 

 17,2° gegenùber denen fur das Iutervall 0 bis 100° ein Sechstel, genau 

 wie es dem Yerhaltniss der Temperaturunterschiede entspricht, so dass die 

 Genauigkeit der Beobachtungeu jedeufallsuichtszu wiuischen iibriglâsst 

 Im Mittel haben sich nuu fur die 4 verschiedenen Skalenglâser bei 

 einer Erwàrmung von 0 auf 100° folgende Unterschiede der Ausdeh- 

 nung mit derjenigen der Thermometerglàser ergeben : 







Rohre 





Skalengias 



aus Glas 







aus Glas 











16 m 







59 in 



I 



0,031 mm. 







0,189 mm. 



, II 









0,191 „ 



III 









0,181 „ 



IV 









0,172 „ 



Mittel 



0,031 mm. 



0,183 mm. 



Man ersieht hieraus, dass selbst Skalenglâser von ganz verschiedener 

 Herkunft keine sehr grossen Unterschiede in der mittleren AusdehnuDg 

 zeigen; die Abweichungen vom Mittel gehen nur bis 6 %. 



Da nun nach den Untersuchungen von Thiesen und Scheel die Aus- 

 dehnung der Gliiser 16 111 und 59 UI genau bekannt ist, so kann auch aus 

 obigen Werthen die Ausdehnung der Skalenglâser nach folgender Formel 

 berechnet werden, worin a die lineare Ausdehnung des Thermometer- 

 glases, jS diejenige des Skalenglases, u die Lânge des sich ausdehnenden 

 Glasrohres und Skalenstreifens, k der beobachtete Ausdehnungsunter- 

 schied bedeuten. 



