330 



H. F. WIEBE. 



ihrer oben angegebenen Abhandlung (nàmlicli 0,000009) ihren Berech- 

 nungen zu Gmnde gelegt haben. 



Auf Grand der von Thiesen in den Metr. Bsitrdgen N° 3 gegebenen 

 Entwicklungen berechnet sich die Differenz zwischen den Angaben des 

 Einschluss- (t r ) und des Stabthermometers (/) nach der Formel 



t! — t = T (100 — T) {{S—K) + {s— le) T), 



in welcher T die Temperatur, S und A' die mittlere lmeare Ausdehnung 

 von Skala und Kapillare zwischen 0 und 100°, sowie s und k die Aen- 

 derungen dieser Ausdehiiungskoefnzienten S und K mit der Temperatur 

 bedeuten. 



Setzt man dann die Werthe fur die Ausdehnung der Glàser 16 111 und 

 59 m und fur das Skalenglas den mittleren Werth ein, so ergeben sich 

 nachstehende Unterschiede zwischen den Angaben der Einschluss- und 

 Stabthermometer aus den beiden Jenaer Glassorten: 



Grad 





t' - 



-t 





16 111 



59 ni 



10 



-f 0,001° 







+ 0,003° 



20 



+ 0,002 







+ 0,005 



30 



+ 0,002 







-f 0,007 



40 



-f 0,003 







+ 0,008 



50 



+ 0,003 







-f 0,008 



60 



+ 0,008 







+ 0,008 



70 



+ 0,003 







+ 0,007 



80 



■ + 0,002 







+ 0,006 



90 



+ 0,001 







+ 0,003 



Um dièse Betràge stehen die Einschlussthermometer hôher als die 

 Stabthermometer aus gleicher Glassorte. Es erfordern also die vollstândig 

 wegen Kaliber, Theilung, Gradwerth, Eispunkt, Wasserstoffthermome- 



