UEBER DIE KORREKTION, U. S. W. 



331 



ter reduzirten Angaben der Einschlussthermometer noch die Anbrin- 

 guiig obiger Korrektionen, um mit den Stabthermometern iibereinzu- 

 stimmen. 



Fur hôhere Temperaturen werden die Abweichungen naturlich be- 

 deutend grosser und wùrden beispielsweise fur Thermometer ans Glas 

 59 m bei 400°— 0,34° und bei 500°— 0,58° betragen. 



Es nrass iïbrigens noch bemerkt werden, dass die hier beschriebenen 

 Yersnche nur ' die mittlere Ansdehnnng fur das Skaleuglas ergeben 

 haben, und daher fur die Aenderung seiner Ausdelmung zur Berech- 

 nung der Abweichungen eine Annahme notig war. Fur das zweite Glied 

 der Ausdelmung wurde ebenso wie von Gumlich und Scheel 80.1 0~ 10 

 angenommen. Eine kleine Bechnung zeigt, dass der Einfluss dièses 

 zweiten Gliedes auf die Abweichungen sehr gering ist, vernachlassigt 

 man ihn ganz, so ânclern sich die in der kleinen Tafel gegebenen 

 Werthe nur um 0,0005 bis 0,001°; es kommt also fur die vorliegende 

 Untersuchung gar nicht darauf an, dass wir die Grosse des zweiten 

 Gliedes genan kennen. 



Im Anschluss hieran sei mir gestattet, noch einige Worte iïber 

 die Yorzùge und Nachtheile der beiden Thermometertypen hinzuzu- 

 fùgen. 



Es ist wohl zweifellos und wird durch die vorstehend beschriebene 

 Untersuchung noch erhiirtet, dass fur rein thermometrische Untersu- 

 chungen (Fundamentaluntersuchungen) das Stabthermometer den Vor- 

 zug verdient, da es bei der Berechnung der Temperaturen eine eiu- 

 fachere Théorie zuliisst. Derartige Untersuchungen werden aber hôchst 

 selten und daim nur von Instituten, die darari im weitestgehenden 

 Maasse interessirt sind, wie z.B. die Physikalisch-Technische Heichsanstalt 

 oder das internationale Maass- und Gewichtsbureau in Breteuil, aus- 

 gefiihrt. Im allgemeijien wird das Tliermometer als Hulfsinstrument bei 

 physikalischen, chemischen, physiologischen, technischen oder dergl. 

 Beobachtungen verwendet und in solchen Ealleneignet sich ebenso zwei- 

 fellos das Einschlussthermometer seiner leichteren und deutlichem A blese- 

 fiihigkeit wegen viel besser als das Stabthermometer, das zur Ablesung 

 erst eines grôsseren Instrumentarium bedarf. Zur Vermeidung der Pa- 

 rallaxe muss das Stabthermometer bei der Ablesung durch das Fernrohr 

 von vorn und hinten abgelesen werden, oder um seine vertikale Achse 

 gedreht werden, beides ist umstandlich und nur unter besonderen Um- 



