332 



H. F. WIEBE. 



stànden ausfuhrbar. Auch làsst sich dies nur bei Thermometern ohne 

 eingeschmolzenen Emailstreifen thun. Das Einschmelzen von Email- 

 streifen geschieht, um ein bequemes Spiegelbild des Strichs zu erhal- 

 ten, ist aber fur versclrieclene Glaser mit Schwierigkeiten verbunden; 

 am besten làsst sich dies bei bleilialtigen Glasern bewerkstelligen, wie 

 sie vielfach in Frankreich und England verwendet werden, die aber in 

 thermischer Beziehung, namentlich beziïglich der Nachwirkung und 

 Dépression, nachtheilige Eigenschaften haben. Die tliermisch guten 

 Jenaer Gïâser lassen sich bis jetzt nicht gut mit Emailstreifen versehen, 

 da sie dann Neigung zum Einspringen zeigen. Es ist ùberhaupt ein 

 Nachtlieil der Stabthermometer, dass sie grosse Neigung zum Einschrân- 

 ken und zu Hautrissen zeigen, die dann beim Gebrauch weiterreissen 

 und das Thermometer zerstoren. 



Ferner ist die Anbringung einer guten Theilung bei Stabthermometern 

 wegen der meist nicht vollig cylindrischen Beschaffenheit der Eohre 

 recht schwierig, ebene gerade Flâchen wie die Milchglasskalen lassen 

 sich leichter und genauer mit Theilung versehen. Auch hait die Farbe 

 in den Strichen und Zahlen bei Stabthermometern nich fest, falls sie 

 nicht eingebrannt ist, nnd bei Neneinreibung der Stiïche entsteht 

 jedesmal eine verànderte Theilung. 



xille dièse Nachthei le fallenbei den Einschlussthermometern fort, frei- 

 lich inuss auf ihre Herstellung die grôsste Sorgfalt verwendet werden. 



Insbesondere ist die Skalenbefestigung so ' auszufùhren, dass eine 

 Verschiebung ausgeschlossen ist. Zu diesem Zwecke wirddieSkalanach 

 Art der Fuessschen Skalenbefestigung zwischen zwei Glasbecher gesetzt, 

 deren obérer eine zwischengelagerte Feder tràgt. Hierbei ist besonders 

 darauf zu achten, dass der Einschnitt der Glasbecher so gemacht ist, dass 

 die Skala im tiefsten Punkt aufruht und nicht nach den Seiten auswei- 

 chen kann. Die Feder ist aus bestem Stahl herzustellen und gut zu 

 hàrten, es ist beim Zuschmelzen des Thermometers eine Erhitzung der 

 Fecler zu vermeiden, damit sie nicht die Hàrtung verliert. Auch muss 

 man bei Einschlussthermometern von Zeit zu Zeit kontrolliren, ob die 

 Feder noch intakt ist, um eine etwa eintretende Yerschiebung der Skala 

 rechtzeitig zu bemerken. Zur Sicherung der Skalenlage und zur 

 Kontrolle der Ausdehnung der Skala ist auf der Eiickseite des Kapil- 

 larrohrs eine Strichmarke anzubringen, wie dies bereits seit Jahren bei 

 den Fuessschen Thermometern geschieht. 

 CJiarlottejiburg, im September 1901, 



