UEBER DIE KALIBRIRUNG UND KONSTRUKTION VON MESSBRÙCKEN 

 IN UEBUNGSLABORATORIEN 



VON 



J. PEENET. 



Die Yerwendung teurer und komplizirter Messinstrumente in von 

 Anfàngern stark besuchten physikalischen und physikalisch-chemischen 

 Uebungslaboratorien ist nicht nur aus finanziellen, sondern besonders 

 aus pâdàgogischen Griinden unzweckmâssig. Die Benutzung einfacher 

 Apparate, verbunden mit der Ermittelung der anzubringenden Korrek- 

 tionen,, sowie der Bestimmung der alsdann erzielten Genauigkeit, ist 

 lehrreicher und zugleich geeigneter zur Anerziehung einer richtigen 

 Beurteilung von Beobachtungen ùberhaupt. Uin dièses letztere Ziel zu 

 erreiehen ist es daher besser die Zahl der Uebungsanfgaben fur den 

 Anfang etwas zu beschninken und dafiir grosseren Wert auf saubere 

 und korrekte Ausfiihrung der Beobachtungen zu legeu, und letztere 

 wenn irgend môglich so auzuordneu, dass sie sich selbst kontrolliren 

 und die Genauigkeit zu berechnen gestatten. Methoden, bei welchen 

 die Beobachtungsfehler sich hiiufen, und die ferner ihrerseits kein Mass 

 fur die Genauigkeit darbieteu, sind moglichst zu vermeiden. Sie liefern 

 nur bei Anwendung feiner Beobachtungsmittel in den Hànden geiibter 

 Beobachter brauchbare Werte, und dienen daher besser nur zu einer 

 ersten Orientirung, oder zur Interpolation zwischen schârfer ermit- 

 telten Punkten. 



Zu diesen nur mit Yorsicht anzuwendenden Methoden gehôrt z. B. 

 die vielfach benutzte Kalibrirung eines Therinometers durch jeweilige 

 Yerschiebung eines einzigen Quecksilberfadens uni seine Lange 



l ) Dièse Méthode wird nacli Gay-Lussac benannt, ist aber auf Hennert zu- 

 riïckzufiïhren. 



