UEBER DIE KALIBRIRUNG UND KONSTRUKTION, U. S. W. 



379 



Einfacher, iïbersichtlicher und sich selbst kontrollirend gestaltet sich die 

 Bechnung, wenn man nach dern Verfahren von Herni Prof. Thiesen ] ) 

 die Beobachtungen beniitzt um jede Teilstrecke mit jeder anderen zu 

 vergleichen, die Korrektionen in bezug auf den Mifctelwert aller zu 

 berechnen, und endlich durch successive Addition die Korrektionen der 

 Hauptpunkte zu ermitteln. Ans den nach Anbringung der Korrek- 

 tionen zwischen den Einzelbeobachtungen und den Mittelwerten noch 

 iibrig bleibenden Differenzen làsst sich sowohl dass Mass der Genauig- 

 keit der Einzelmessungen, als auch das der berechneten Korrectionen 

 in bekannter Weise bestimmen 2 ). 



Wie verschieden, selbst bei teilweiser Beniitzung derselben vorziig- 

 lichen Beobachtungen^ die Korrektionen ausfallen, je nachdem man sich 

 der strengen, oder der nur angenaherten Méthode bedient, ist aus der 

 oben zitirten Arbeit des Herrn Benoît ersichtlich. Danach' betrugen 

 die anzubringenden Korrektionen des Messdrahtes im Maximum 

 -|- 0,523 mm. + 0,018 mm. Die Beschriinkung auf die von den 

 Herren Strouhal und Barus fur ausreichend erachteten Beobachtun- 

 gen wiirde in den Resultaten im Maximum bis zu 0,13 mm. ansteigende 

 Fehler ergeben haben, die sieben mal so gross sind, als die wahrschein- 

 lichen Fehler der strengen Korrektionen. 



Ebenso waren bei einer Uebungsaufgabe im Anfaiigerpraktikum, die 

 unter Anwendung eines WiEDEMANN 1 schen Galvanometers 3 ) nach der 

 THiESEN'sçhen Méthode an fùnf Punkten bestimmten Korrektionen einer 

 Messbrûcke gewohnlicher einfachster Konstruktion im Maximum nur 

 — 0,33 mm. + 0,09 mm. Die angenaherten Korrektionen differirten 

 von den strengeren um 0/21 mm. im Maximum t also um zwei Drittel 

 des Wertes. 



Yollstândig illusorisch werden die Korrektionen, die nach der Méthode 

 von Strouhal und Barus unter Verwendnng einfacher Galvanoskope 

 von Hartman und Braun erhalten werden, wàhrend dièse Instrumente 

 zur Bestimmung der Temperaturkoëffizienten von Widerstanden aus 

 Kupfer vollstandig ausreichen; noch unrichtiger sind die Eesultate, wenn 



*) Dr. Thieskn Repertorium fiir Experimentalphysik von Carl, Bd. XV, 

 pag. 285 und 677. Miinchen 1879. 



2 ) Travaux et Mémoires du Bureau international des poids et mesures. 

 Tome IV Comparaisons des mètres pag. 32. Paris 1885. 



3 ) Hiebei entspraclien 20 Skalenteile einer Kontaktverschiebung von 1 mm. 



