380 



J. PEltNET. 



Wechselstrôme verwendet werden, und das Telephon an die Stelle des 

 Galvauoskopes tritt. Trotz der bewàhrten von Herrn Prof. Ostwald 

 hervorgehobenen Vorsichtsmassregeln r ), ist die Genanigkeit der Einstel- 

 lnngen auf das Minimum des Tones bei Wechselstrom wesentlich ge- 

 ringer als diejenige fur Stromlosigkeit bei der Anwendung des Gleich- 

 stromes 2 ) = Die so erhaltenen Korrektionen sind meist viel zu gross. 



Steigert man die Empfindlichkeit einer Briicke durch Verwendung 

 langer Messdrahte, so wird dadurch der Einfluss der Einstellnngsfehler 

 entsprechend vermindert. Ans praktischen Riïcksichten kann die Lange 

 der Briicke (wie z. B. bei Stilouhal und Baiuis) hôchstens 2,5 m. be- 

 tragen. Um bei kiirzerer Lange docli eine grosse Enpfmdlichkeit zu 

 erzielen, ist, (wenn ich nicht irre durch Herrn Prof. Y. Kohlrausch) 

 seinerzeit bereits eine Briicke konstruirt worden, bei welcher diesseits 

 und jenseits des 1 m. langen Messdrahtes eine gleiche Ijiioge desselben 

 Drahtes spiralig gewickelt und so angeordnet wurde, dass dieselbe durch 

 Ziehen eines Stôpsels zwischen das Ende des Messdrahtes und das ent- 

 sprecheude Ende der Messbriicke eingeschaltet und dadurch die Emp- 

 findlichkeit verdreifacht werden konnte. 



Der Wunsch den Einfluss allfâlliger Uebergangswiderstande voll- 

 standig zu eliminiren, die Empfindlichkeit zu steigern, und zugleich 

 die strenge Kalibriruug zo erleichtern, legte mir nahe dièse Eorm der 

 Messbriicke noch etwas abzuandern, und sie meinen Hauptnormalther- 

 mometern analog zu gestalten. 3 ) 



Zu dièse m Zwecke werden a^ou einem circa 510 cm. langen Mess- 

 drahte (von mogiichst geringem Temperaturkoëmzienten) auf einem 

 circa 2 m. langen Brette zuerst 10 cm. geradlinig befestigt, dann 90 

 cm. zu einer Chaperon 'schen Spule von etwa 10 cm. Liinge gewickelt 



*) W. Ostwald, Handbuch der Physico-chemischen Messuugen. Leipzig 1893 

 pag. 268. 



2 ) Hiebei ist allerdings vorausgesetzt, dass bei den Messungen mit Gleicli- 

 strora, nacli dem Vorgange des Herrn Prof. H. F. Weber, nacli ungefàhrer 

 Aufsucliung der Stelle gleiclien Potentiales absichtlich diesseits und jeuseits 

 derselben eingestellt, und dann ans den beobachteten Aussclilâgen und Ein- 

 stellungen durch lineare Interpolation die Nnllstelle bereclmet Avird. Auch 

 sind die Kontakte so anzuordnen, dass der Stromesschluss im Gralvanometer erst 

 zuletzt eintritt, wodurch storende Induktionswirkungen vermieden werden. 



3 ) Wisseascliaftlicbe Abhandlungen der Reiclisanstalt B. I, pag. 14. Berlin 

 1894. Zeitschrift fur Instrumentenkunde Bd. XY, Heft 1 und 2, 3, 4. (pag. 7). 

 Berlin 1895. 



t 



