ÏTEjBER DIB KALIBRIRUNG UND K O N STRU KTION, U. S. W. 



381 



daim wieder 10 cm. geradlinig gezogen 90 cm. gewickelt und hierauf 

 dem eigentlichen Messdralite eine Lange von 110 cm. zugeteilt; nun 

 folgen wieder, durch ein gerades Stiick von 10 cm. verbunden, zwei 

 Wickelungen, die je 90 cm. Lange entsprecheu, nnd endlich noch ein 

 gerades Stiick von 10 cm. Lange. Eine solche Messbrùcke, bei welcher 

 die Klemmen der Enden etwas gross zu wàhlen sind, gestattet nun eine 

 scharfe Ermittelung des wahren Anfangs-und Endpunktes und eine 

 strenge Bestimmung der Korrektionen der 4 dazwischenliegenden Haupt- 

 punkte des Messdrahtes. 



Zur Yermeidung negativer Grossen werden die Hauptpunkte mit 100 

 bis 600 bezeichnet. Die Skalen werden nach einer ersten vorliiufigen 

 Kalibrirung des Drahtes so eingestellt und befestigt, dass die nominellen 

 Intervalle mit den wirklichen moglichst ùbereinstimmen. 



Durch Abgleichung (1er Verbmdungsstùcke, welche die Brùcke mit 

 dem ersten beziehungsweise letzten Quecksilbernapfe verbinden, kann 

 erreicht werden, dass sowolil bei den Vergleichungen von Widerstànden, 

 als bei den Kalibrirungen zwischen dem ersten Quecksilbernapf und 

 dem Punkte 100, sowie zwischen dem letzten Quecksilbernapfe und 

 dem Punkte 600 die Potentialdifferenz gleich Null ist, somit dièse 

 Punkte den wahren Anfangs-und Endpunkt der Brùcke darstellen. 



Durch eine erste Kalibrirung sind nun zunàchst die Korrektionen 

 der Hauptpunkte, durch eine besondere Kalibrirung die relative] î Kor- 

 rektionen fur 4 Zwischenpunkte der eigentlichen Messbrùcke zu ermit- 

 teln. Durch lineare Transformation sind alsdaim die Korrektionen 

 sàmmtlich auf die Einheit J [100 — 600] zu beziehen. ] ) 



Als Hùlfswiderstande zur Kalibrirung verwendet man zweckmassig 

 Stùcke desselben Drahtes, deren Lange alsdaim fur jeden Eall sich 

 ohne Weiteres ergiebt. 



Da in Eolge der grossen Lange des Messdrahtes der Q/uerschnitt 

 ziemlich gross gewâhlt werden kann, so bildet dièse in jedem Labora- 

 torium herstellbare Messbrùcke iiberdies den nicht zu unterschàtzenden 

 A 7 orteil dar, dass die Angaben durch die unvermeidliche Abnùtzung 

 relativ wenig beeinflusst werden. 



Zurich. 



J ) Die Bestimmung der Korrektionen einer Fiïnfteilung beansprucht selbst 

 fur einen Anfânger nur die Zeit eines Naclimittages, wenn die Versuchsan- 

 ordnung ausprobirt ist. 



