556 



G. GUGLIELMO. 



Je crois qu'un appareil jouissant de ces avantages serait le 

 „baroscope" (convenablement modifié), instrument bien connu en Phy- 

 sique, qui consiste en une balance assez sensible, aux deux bras de la- 

 quelle sont suspendus deux corps ayant dans F air des poids apparents 

 égaux et par cela se faisant équilibre, mais de volumes très différents, 

 comme par exemple une sphère creuse et fermée en laiton mince et un 

 morceau massif de laiton ou de plomb. 



Le poids d'un litre d'air et la poussée qu' éprouve dans Pair un corps 

 de 1 dm. 3 de volume, dans les conditions moyennes de température et 

 de pression, sont environ de 1,2 gr.; le poids d'un litre et la poussée 

 par dm. 3 sont 0,67 gr. pour le méthane, la différence entre les poussées 

 dans Pair et dans la grisou est donc environ de un demi gramme par 

 dm 3 . Si un baroscope est en équilibre avec le fléau horizontal dans l'air, 

 et qu' à cet air vienne se mêler 1/100 du volume de grisou, la poussée 

 qui s'exerce sur la sphère creuse décroîtra de 5 mgr. par litre de capa- 

 cité de la sphère. Elle s'abaissera donc comme si Ton y avait ajouté un 

 poids de 5 mgr. et pourra, en fermant un circuit électrique, actionner une 

 ou plusieurs sonneries. Cet appareil, qui peut être construit très simple- 

 ment et très économiquement, peut être placé dans tous les endroits où 

 Pou peut craindre la présence du grisou, et dans un tableau on pourra 

 voir de la façon usuelle quel est celui des appareils qui donne Palarme. 

 Le même appareil peut aussi être construit de façon qu'il soit portatif, 

 et un ouvrier allant dans une cave ou une galerie abandonnée pourrait 

 aisément emporter avec soi l'instrument et observer avec les précautions 

 convenables s'il y a traces de grisou. 



Un désavantage assez grave de cet appareil, mais que l'on peut éviter 

 aisément, consiste dans le fait que la balance penche aussi du 

 coté de la sphère creuse lorsque la température croît ou que la 

 pression décroît. Lorsque la température augmente de 1° C. le 

 poids d'un litre d'air et la poussée par litre décroissent en moyenne 

 de 4 mgr., et lorsque la pression décroît de 1 mm. la poussée décroît 

 en moyenne de 1,65 mgr. Les variations de la température sont 

 assez lentes et régulières et l'on pourrait régler l'appareil à de longs 

 intervalles, de façon que le fléau fût horizontal à la température 

 moyenne; mais les variations de la pression sont tout à fait irré- 

 gulières et peuvent se produire en peu de temps. Un abaissement de 30 

 mm. au dessous de la pression moyenne serait indiquée par l'instrument 

 comme s'il y avait dans l'air dix centièmes en volume de grisou. On 



