DESCRIPTION d'un APPAREIL AVERTISSEUR, ETC. 



557 



pourrait objecter que, puisque les basses pressions et les hautes tempe- 

 ratures sont des conditions très favorables au développement du grisou, 

 cette augmentation de sensibilité dans ces conditions serait peut-être 

 désirable. Toutefois, puisqu' il ne manque pas d'appareils très répandus 

 indiquant la pression et la température, il me paraît préférable que le 

 baroscope soit disposé de façon qu 1 il indique seulement et avec exacti- 

 tude la proportion du grisou dans Pair. 



Dans ce but j'ai imaginé plusieurs dispositions. La plus simple et la 

 plus directe est de faire usage d'une sphère creuse qui, au lieu d'être com- 

 plètement fermée, est en communication avec l'air extérieur par un tube 

 très capillaire et aussi long que possible. Alors puisque la température 

 et la pression varient également pour l'air extérieur et pour l'air inté- 

 rieur qui conservent la même densité, le poids de cet air est toujours 

 égal à la poussée qu'il éprouve et les variations de cette dernière, dues 

 aux variations de la pression et de la témperature, ne peuvent agir sur la 

 balance. Mais, si du grisou vient à se mélanger à Pair extérieur, il ne 

 peut pénétrer dans la sphère que par diffusion par un tube très long et 

 très capillaire, et la sphère peut donc pratiquement être considérée 

 comme fermée pour le grisou. 



Bien qu'il résulte des valeurs des coefficients de diffusion des gaz 

 que la quantité de grisou, qui peut pénétrer dans un temps très long, 

 même si le tube de communication n'est ni très long ni très capillaire, 

 est très petite, j'ai voulu m' en assurer par une expérience directe, seu- 

 lement j'ai expérimenté avec le gaz d'éclairage. J'ai pris une boule de 

 verre de 100 cm. 3 de capacité, communiquant avec l'air extérieur par 

 un tube long de 12 cm. et de 0,6 mm. de diamètre et je l'ai pesée avant 

 et après l'avoir laissée séjourner plusieurs heures dans du gaz d'éclairage, 

 avec le tube vertical et l'ouverture en haut. Dans les 3 premières heu- 

 res la boule n'a perdu que 0,30 mgr. de poids par heure, dans les dix 

 heures suivantes 0,52 par heure, dans les onze suivantes 0,42 mgr., 

 dans les treize suivantes 0,185 mgr. et dans les onze suivantes 0,170, 

 par heure. Si Pouverture du tube se trouve en bas, le gaz d'éclairage 

 moins lourd que Pair monte plus aisément dans le tube, toutefois la 

 différence n'est pas très grande; ayant renouvelé l'air de la boule, j'ai 

 trouvé que dans ces conditions elle perdait 0,5 mgr. par heure dans les 

 trois premières heures et 0,5 mgr. aussi dans les dix suivantes. 



J'ai expérimenté avec un tube qui n'était ni aussi long ni aussi capil- 

 laire que possible, afin que les résultats fussent mesurables ; avec ce tube 



