558 



G. GUGLIELMO. 



la perte de poids de la boule a été de 10 mgr. en 24 heures, et si la 

 proportion du gaz d'éclairage, au lieu d'être toujours égale à 1, avait crû 

 régulièrement de 0 a 1, la perte de poids aurait été de 5 mgr., ce qui dans 

 le grisoumètre aurait causé une erreur en moins assez sensible. Cette 

 erreur est d'ailleurs d'autant plus grande que la variation delà quantité 

 de grisou dans l'air se produit plus lentement. Il faut donc que le tube 

 soit aussi long que possible (en le repliant plusieurs fois afin qu'il tienne 

 peu de place) et aussi capillaire qu'il est possible sans avoir à craindre 

 son obstruction. 



Au lieu d'un tube très long et très capillaire on peut aussi faire usage 

 d'un court tube de 2 a 3mm. de diamètre, replié en U et finissant par un 

 petit entonnoir contenant une goutte d'un liquide non volatil. 

 Elle n'empêche pas les variations de volume de l'air intérieur de la 

 sphère creuse, n'empêche pas l'air d'en sortir ou d'j rentrer, mais 

 empêche presque absolument le grisou de pénétrer dans cette sphère. 

 Afin que les déplacements du liquide ne fassent point varier l'inclinaison de 

 la balance, il faut que le plan du tube en U soit perpendiculaire au fléau. 



On peut aussi compenser l'effet des variations de la température et 

 de la pression de l'air en fixant au fléau, et parallèlement à lui, un petit 

 thermomètre à air, c'est à dire un tube capillaire ouvert à un bout, 

 ayant à l'autre une petite boule, et contenant une colonne d'un liquide 

 non volatil et sans action suv l'air (nitrobenzine, chinoline, mercure 

 etc.) Les variations de la température et de la pression font déplacer la 

 colonne liquide, et varier le moment de son poids; si la boule se 



trouve du coté de la sphère creuse et si l'on a: ~ = — , Vetv étant 

 x via 



les volumes de l'air dans la sphère creuse et dans la boule du thermo- 

 mètre à air, L et l les longueurs des bras de la balance et de la co- 

 lonne liquide, ci et a les densités du liquide et de l'air, les effets des 

 variations susdites se compenseront exactement. Si le thermomètre à air 

 est replié en haut à ses deux extrémités et finit au bout ouvert par un 

 entonnoir sphérique, le liquide peut remplir tout le tube et une partie 

 de la boule et de l'entonnoir; dans ce cas i est la distance entre les axes 

 de la boule et de l'entonnoir et elle est constante, tandis que l'on peut 

 faire varier aisément le volume v de l'air. 



Enfin si le thermomètre compensateur était à mercure et non à air 

 (le mercure remplissant la boule et une partie du tube capillaire ou 

 remplissant aussi une partie de l'entonnoir) , il pourrait compenser les 



