560 



G. GÏIGLIELMO. 



la balance peut pencher d'un coté ou perdre sa sensibilité. J'ai cherché 

 à éviter ces mouvements dans le baroscope en soudant les deux poids 

 au fléau, qui d'ailleurs était formé ])ar un tube en laiton à paroi mince. 

 Ce baroscope, formé par un tube en métal portant à ses deux bouts la 

 sphère creuse et le poids massif avec le couteau (que je décrirai bientôt) 

 au milieu, est d'un usage très commode, de construction aisée, et facile- 

 ment portatif. On pourrait augmenter la rigidité du fléau en faisant 

 usage cl" un tube plat au lieu de rond, avec le couteau normal à ses faces, 

 mais je ne crois pas que cela soit nécessaire. 



Cette disposition n'est pas sans inconvénients. Elle ne permet pas de 

 vérifier F exactitude du fléau, qui pourtant est le plus sujet à se déranger; 

 ainsi nous n'avons aucun moyen pour contrôler si l'inclinaison de la 

 balance n'est pas produite par quelque dérangement; il faut se fier à la 

 finesse de la construction, ou la placer dans l'air pur, ou encore la com- 

 parer avec une balance reconnue exacte. Dans la balance à poids sus- 

 pendus on peut vérifier le fléau sans charges, tandis que dans notre 

 balance ces charges ne peuvent être changées que bien difficilement. De 

 plus lorsqu' un excès de poids fait pencher la balance, il doit vaincre 

 non seulement le poids du fléau, comme dans les balances à poids 

 suspendus, mais même le poids total du fléau et des charges. Il faut 

 pourtant que le centre de gravité soit très rapproché du point d'appui, 

 et un petit déplacement du premier, causé par flexion ou un mauvais 

 usage de l'instrument peut faire varier considérablement la sensibilité 

 et la position normale d'équilibre. 



Ainsi, pour qu' une balance à poids fixes, pesant en tout 150 

 grammes, avec des bras de 100 cm., pencher de 1 mm. sur 100, il faut 

 que la distance entre le point d'appui et le centre de gravité soit de 

 de millimètre. 



Cependant j'ai construit deux baroscojDes à jjoids fixes, l'un en verre 

 avec une boule de 200 mm. 3 pesant en tout 25 gr. (j'ai soufflé aussi des 

 boules de litre pesant environ 10 gr.), une et l'autre en laiton avec, 

 boule de */ 2 litre pesant en tout 150 gr.; bien que les couteaux aient 

 été fixés avec du mastic (un mélange de colophane et de gomme laque, 

 parce que la cire à cacheter est plastique et se déforme lentement), il y a 

 déjà un mois qu'il sont en place et que j'expérimente avec eux et ils n'ont 

 rien perdu de leur sensibilité et l'horizontalité du fléau n'a pas changé. 



Il me paraît donc démontré qu'un baroscope à poids fixes solidement 

 construit n'est pas sujet à se déranger. 



