562 



G. GUGLIELMO. DESCRIPTION d'un APPAREIL, ETC. 



les deux contacts du fil avec les deux pièces métalliques ne fussent, pour 

 une pression assez petite, une sorte de coherer à résistance très grande, et 

 j'avais j)ensé à substituer à ces pièces deux godets avec du mercure ou 

 de l'eau acidulée, mais cela ne fut pas nécessaire. On pourrait encore 

 disposer sur le fléau, près du couteau et du côté de la sphère creuse, de 

 petits poids en forme de cavaliers; lorsque cette sphère s'abaisse suffi- 

 samment ces poids glissent le long du fléau et vont augmenter l'excès 

 de charge. 



Pour réassurer du bon fonctionnement de l'appareil, j'ai répété quel- 

 ques fois l'épreuve suivante. Le baroscope était placé sur une table assez 

 près du bord, il était recouvert d'un récipient rectangulaire en verre 

 renversé, long de 40 cm. et haut et large de 20 cm., de façon que entre 

 le bord de la table et un des bord- inférieurs du récipient il restait un 

 intervalle libre de 2 cm. environ. Je prenais une bouteille de l j 2 litre, je 

 la remplissais de gaz d'éclairage et la débouchais en introduisant son col 

 dans l'intervalle libre. Ainsi le gaz d'éclairage, par sa légèreté spécifique 

 montait dans le récipient renversé et s'y diffusait. Bientôt la balance 

 penchait du côté de la sphère creuse, le circuit devenait fermé et la son- 

 nerie fonctionnait. La proportion de gaz d'éclairage était de 1 j 2 sur 32, 

 soit à peu près 0,03. 



Avant de finir je dirai aussi que cet appareil pourrait servir utile- 

 ment à d'autres usages: construit de petites dimensions, très léger et 

 très sensible, il pourrait servir pour démontrer à l'école les lois de la 

 diffusion. En disposant plusieurs appareils à diverses hauteurs dans une 

 caisse à parois en verre assez haute, ouverte en haut, et en versant au 

 fond, avec une longue pipette, une couche d'un liquide volatil, par 

 exemple éther sulfurique, chloroforme etc., on verrait successivement 

 les baroscopes pencher du coté du poids massif d'autant plus tôt qu'ils 

 seraient plus proches du liquide, et après quelque temps garderaient 

 une inclinaison constante, tant qu'il y aurait du liquide au le fond de 

 la caisse. 



Enfin, une comparaison entre les variations que subit la pression 

 atmosphérique, mesurée par le baromètre, lorsque varie l'altitude, et les 

 variations simultanées indiquées par le baroscope (corrigé pour la tempé- 

 rature), feraient connaître si la composition de l'air varie sensiblement 

 avec l'altitude. Pour cette détermination le baroscope à poids suspendus 

 serait préférable. 



Cagliari, le 1 er septembre 1901. 



