576 



F. F. MARTENS. 



menden Stralilen auf die erste Prismenfliiche einfallen; dem Prismen- 

 winkel 0 und der Ablenkung à der durch das Prisma gehenden Strahlen. 



(2) 



SIU ût 



sin a, 



a! ist der Brechungswinkel an der ersten Prismenfliiche. 



Pur die Beobachtungen standen zwei Spectrometer znr Yerfùgung,, 

 ein grosseres mit 2" und ein kleineres mit 10" Àblesung. Bei letzterem 



ist das Fernrohr durch 

 eine photographische Ca- 

 méra ersetzt^ die in Fi g. 1 

 abgebildet ist. Die Cas- 

 sette mit der 3 X 4 cm - 

 grossen Trockenplatte 

 wird seitlich in einen 

 Schlitten eingeschoben ; 

 der Schlitten ist an der 

 Caméra derart befestigt, 

 dass er mittels einer 

 Schraube vertical bewegt 

 werden kann. So konnten 

 etwa 20 je 0,5 mm. hohe 

 Spectra auf einer Platte 

 auf genommen werden. Als 

 Objective dienten zwei 

 achromatische Quarz- 

 Flussspatobjective. Der 

 Spectrometertisch war so 

 eingerichtet, dass die obère, justirbare Tischplatte mit dem Prisma abge- 

 hoben und ohne weiteres genau in die alte Stellung gebracht werden 

 konnte. Zum Yerschluss der Caméra diente ein Deckel am Objectivende. 



Die Prismenwinkel (p wurden stet mit beiden Instrumenten gemes- 

 sen. Der Einfallswinkel ot wurde gemessen,, indem das Beobachtungs- 

 rohr zuerst auf das directe, dann auf das von der vorderen Prismenfliiche 

 reflectirte Spaltbild eingestellt wurde. 



