UN 



NOUVEAU GALVANOMÈTRE 



PAR 



W. EINTHOVEN. 



Depuis la publication de la thèse ] ) de M. Bosscha „De galvano- 

 metro differentialv", la technique de la mesure des courants a fait bien 

 des progrès. On distingue actuellement un grand nombre de types de 

 galvanomètres, qui sont non seulement utiles aux recherches faites au 

 laboratoire de physique mais dont rélectrotechnique, l'électrophysiologie 

 et la pratique de la médecine tirent aussi du profit. Et presque chacun 

 de ces nombreux modèles a des avantages spéciaux pour le but qu'on 

 a en vue en construisant l'instrument. 



L'instrument, dont nous allons parler dans ces pages et qu 1 on pour- 

 rait nommer „ galvanomètre à corde", servira principalement dans les 

 recherches électrophysiologiques. En examinant les phénomènes élec- 

 triques des muscles, des glandes, des nerfs, des organes des sens, bref 

 de presque tous les tissus et organes vivants, on doit tenir compte de 

 leur grande résistance. Les forces électromotrices produites n'étant en 

 outre qu' assez faibles, il faudra le plus souvent se servir de galvano- 

 mètres très sensibles et d'une grande résistance intérieure, permettant 

 des mesures de courants de 10 — 0 et 10 -f0 ampères. 



Au moyen de plus d'un galvanomètre usuel on peut facilement faire 

 ces mesures. Cependant la propriété commune à tous c'est que le mou- 

 vement du système d'aiguilles et du miroir qui y est attaché se fait 

 lentement. Si le mouvement est oscillatoire, la durée d'une oscillation 

 est de quelques secondes au moins, et quand on rend le mouvement à 

 peu près apériodique en appliquant un grand amortissement, la durée 

 de la déviation est encore considérablement prolongée. 



') Leyde, 1854. 



ARCHIVES NÉERLANDAISES, SERIE II. T. VI. 40 



