626 



W. EINTHOVEN. 



Le galvanomètre cuirasse astatique au système d'aiguilles petites de 

 du Bois et Rubens, représentant un des plus sensibles si pas le plus 

 sensible des instruments usuels, peut servir d' exemple. Les auteurs 

 donnent comme sensibilité normale *) de leur instrument le nombre 1000. 

 On entend par sensibilité normale la déviation en millimètres sur une 

 échelle placée à un mètre du miroir. On pose pour l'intensité du cou- 

 rant 10 -6 .amp., pour la résistance intérieure du galvanomètre 1 ohm 

 et pour la durée d'une oscillation 5 secondes. On admet que la dévia- 

 tion est proportionnelle à l'intensité du courant. Puis on supjjose que 

 pour une intensité de courant donnée la déviation est en raison directe 

 de la racine carrée — ou, ce qui est souvent plus exact, de la | puis- 

 sance — de la résistance. Enfin la déviation est proportionelle au carré 

 de la durée de l'oscillation. 



On en déduit qu' avec la plus grande résistance intérieure de 8000 

 ohms que MM. du Bois et Rubens ont donné à leur galvanomètre, un 

 courant de 10" 10 amp. produit une déviation de 1 mm. sur une échelle 

 placée à un mètre de distance, si la durée d'une oscillation est de 2,6 

 sec. Le petit poids et la grande mobilité du système d'aiguilles, joints à 

 F exiguïté du miroir, ne permettent guère dans ces conditions d'observer 

 avec précision des déviations beaucoup plus petites q'un mm. Aussi 

 peut on admettre la dite mesure comme limite d'une déviation facile 

 à observer. 



En amortissant le mouvement du système d'aiguilles jusqu' à produire 

 Tapériodicité on prolonge la durée de la déviation. Cette durée devient 

 infiniment longue en théorie mais dans la pratique on peut régler 

 l'amortissement en sorte qu'au bout de 5 secondes au plus après le 

 commencement du mouvement toute la déviation soit à peu près ter- 

 minée. Il est vrai qu' une durée de 5 secondes pour une déviation 

 galvanométrique n'offre pas d'inconvénients pour beaucoup de mesures, 

 mais il n'en est pas de même pour toutes. Pour maintes observations 

 électrophysiologiques la dite durée est beaucoup trop longue. Les forces 

 électromotrices produites dans les tissus vivants par leur réaction sur 

 plusieurs excitations, sont généralement d'une durée très courte et pour 

 la plus grande partie épuisées au bout d'une petite partie d'une seconde. 



Il est vrai qu' il y a des galvanomètres avec une durée d'oscillation 



J ) H. du Bois et H. Rubens. Panzergalvanometer. Zeitschr. f. Instrumen- 

 tenkunde 1900, S. 77. 



