UN NOUVEAU GALVANOMÈTRE. 



627 



plus courte que la susdite mais ceux-ci ne sont pas assez sensibles pour 

 les expériences physiologiques. J'ai particulièrement en vue T instru- 

 ment construit par MM. Depeez et d'Aesonval où un cadre mobile 

 est suspendu entre les pôles d'un aimant fixe. J ) 



Les dits oscillographes, dont celui de M. Duddell est certainement 

 le plus connu, ont une très courte durée d'oscillation: celle-ci peut être 

 réduite à 0,0001 sec. L'instrument, qui est utile à l'érectroteclmique 

 ne peut pas servir aux mesures physiologiques, n'étant sensible qu' à 

 des courants assez intenses. L'échelle étant à une distance de 50 cm., 

 la déviation pour un ampère entier est de 290 mm. 



Ce que nous nous sommes proposé en construisant le galvanomètre 

 à corde, c'est de joindre une sensibilité permettant des mesures électro- 

 physiologues à une grande rapidité de déviation. L'instrument se com- 

 pose principalement d'un conducteur mobile, c'est à dire d'une corde, 

 tendue d'une manière convenable entre les pôles d'un électroaimant. 

 Nous exposerons le plus facilement les raisons qui nous ont amené à 

 construire cet instrument, en partant d'une forme actuelle du galvano- 

 mètre de Depeez-d'Aesonval et en nous demandant quelles modifica- 

 tions nous pourrions y apporter à son profit. 



Nous devons considérer en premier lieu la sensibilité normale. Nous 

 avons déjà expliqué ce terme plus haut. On ne pourra jamais modifier 

 la sensibilité normale en changeant la force directrice du fil de suspen- 

 sion, pas plus qu' en augmentant ou diminuant le nombre des tours, si 

 le poids et les dimensions du cadre sont conservés. Par contre elle 

 augmentera proportionnellement à l'intensité du champ magnétique, et 

 les modifications apportées dans les dimensions du cadre ne manqueront 

 pas non plus d'exercer une influence déterminée. Seulement cette 

 dernière influence doit être examinée de plus près. 



Maintenons provisoirement la forme du cadre et posons nous comme 

 première question: „ Quelle sera la conséquence de la suppression de 

 quelques tours, si Von agrandit pas le diamètre du fil pour suppléer 

 a la diminution de poids et de dimensions du cadre?" 



En supprimant tant de tours que le nombre en est n fois plus petit, 



J ) La maison Siemens et Halske fournit un modèle de ce galvanomètre, 

 au moyen duquel on peut mesurer des courants très faibles. Cependant il n'a 

 plus l'avantage de la courte durée de l'oscillation. 



