UN NOUVEAU GALVANOMÈTRE. 



629 



Mais comment mesurer la sensibilité normale d'un galvanomètre sans 

 miroir et dont la partie mobile est observée au moyen d'un microscope? 

 Le terme ^sensibilité normale"' n'a été employé jusqu 1 ici que pour des 

 instruments où la lecture se faisait par la méthode du miroir, et ce qu 1 

 il y a de singulier, c'est qu 1 on n'a jamais tenu compte de la gran- 

 deur du miroir. Un miroir de 3 mm. de diamètre, employé dans le 

 système d'aiguilles léger d'un galvanomètre cuirassé de r»u Bois et 

 Rubens produit de chaque point de l'échelle se trouvant à 5 mètres de 

 distance un cercle de diffraction d'environ 1 mm. de diamètre. Sans 

 compter l'éclairage faible, il sera donc très difficile d'observer une 

 déviation d'une petite fraction d'un millimètre. En employant un plus 

 grand miroir le cercle de diffraction variera en raison inverse du diamètre 



o 



du miroir. Aussi il me semble, qu' il vaudra mieux tenir compte du 

 diamètre du miroir en donnant la sensibilité normale d'un instrument. 



Si nous prenons comme base du calcul de la sensibilité normale un 

 rayon de miroir de I mm., la valeur que MM. du Bois et Rubens don- 

 nent pour leur galvanomètre cuirassé à système d'aiguilles léger, s'élève 

 de 1000 à 1500. 



La portée de la ^sensibilité normale", exprimée de cette manière, se 

 maintient, quand on remplace l'observation faite au moyen d'un miroir 

 par l'observation microscopique. Car le grossissement convenable obtenu 

 à l'aide d'un microscope est limité par la même diffraction de la lumière 

 que la réduction du rayon du miroir ou l'augmentation de la distance 

 de l'échelle. Ainsi pour comparer la sensibilité il faut appliquer un 

 grossissement microscopique tel, que les cercles de diffraction deviennent 

 aussi grands que si l'on s'était servi du miroir. La valeur du grossisse- 

 ment est alors exprimée par 



où v représente le grossissement de l'image microscopique, N l'ouverture 

 numérique de l'objectif, r le rayon du miroir et r/la distance de l'échelle 

 jusqu' au miroir. 



L'ouverture numérique des meilleurs objectifs à sec est de 0,95. Si 

 l'on prend comme base du calcul de la sensibilité normale d = 1000 

 et r = 1, le grossissement admissible est de v = 475. 



Qu' il nous soit permis maintenant d'ajouter aux observations théori- 



