630 



W. ETNTHOVEN. 



ques précédentes quelques remarques pratiques. Quelque grande que 

 puisse être la sensibilité normale d'un galvanomètre, celui-ci ne servira 

 pas à notre but s'il ne permet pas de mesurer un coiirant très faible, 

 la déviation n'étant que médiocrement rapide. Puis l'amortissement 

 doit répondre à certaines conditions, car une oscillation non amortie 

 anéantirait tout l'avantage d'une déviation rapide. 



Les déviations sont elles bien proportionnelles aux intensités du 

 courant? L'observateur ne sera-t il pas gêné pendant ses mesures par 

 les vibrations du sol et par des courants d'air, au point qu'il ne pourra 

 pas se servir de l'instrument? Et quelle est en somme la sensibilité 

 normale qu' on pourra atteindre ? 



Comme nous l'avons exposé plus haut le diamètre de la corde est un 

 des éléments les plus importants. Des fils ou des rubans métalliques, 

 dont on pourrait se servir et qui seraient assez fins pour le but que 

 nous nous sommes proposé, ne se vendent pas. On doit donc les préparer 

 soi même et on pourra non sans succès se servir d'aluminium en feuilles 

 de livret. Une feuille d'aluminium, qui, comme on le pourra constater 

 facilement au moyen de la balance, n'est épaisse que de 0,75 ^, est 

 coupée en bandes de la façon dont un relieur coupe les feuilles d'or 

 pour la dorure des livres. On colle une bande de quelques millimètres 

 de largeur au moyen de vernis sur une plaque de verre, et on la divise 

 ensuite avec un couteau bien tranchant en bandes étroites. Nous n'avons 

 pas réussi à tendre dans le galvanomotre de bandes plus étroites que de 

 0,3 ou 0,4 min., mais avec celles-ci nous avons déjà obtenu des résul- 

 tats assez satisfaisants. 



En se servant des fils de quartz rendus conductibles par l'argenture, 

 on arrive à une amélioration assez considérable. Yoici en quelques mots 

 les résultats de quelques unes de nos expériences. 



Un fil de quartz argenté, ^de 2,1 (i de diamètre et long de 13 cm., 

 est tendu dans un champ magnétique très intense, évalué à plus de 

 30000 C. G. S. La résistance s'élève à 20300 ohms. Les mouvements 

 grossis 400 fois, sont projetés sur une fente, derrière laquelle on fait 

 passer une plaque photographique. A coté de la fente se trouve une 

 échelle divisée en millimètres et permettant de mesurer les déviations 

 pendant qu' on photographie les mouvements de la corde. 



On commence par tendre la corde faiblement. Un courant de 10~ 8 

 amp. produit une déviation de 5,6 mm. Les déviations sont propor- 

 tionnelles aux intensités des courants et égales à droite et à gauche en 



