XJN NOUVEAU GALVANOMÈTRE. 631 



tant qu J elles se bornent aux dimensions de r échelle. L'instrument est 

 placé sur un pilier et bien que nous n'ayons pas pris d'autres mesures 

 pour mettre l'appareil à l'abri des vibrations du sol, et que nous n'ayons 

 par conséquent pas appliqué la méthode de suspension de M. Julius ou 

 la méthode de faire flotter l'instrument sur du mercure, la corde ne 

 montre pas la moindre vibration. Nous avons aussi garanti F appareil 

 des courants d'air et le zéro semble être absolument constant. Une 

 déviation de 0,1 mm. pouvant encore être observée, un courant de 

 1,79 X 10~ 10 amp. se mesure également. Ainsi l'instrument doit être 

 rangé parmi les plus sensibles galvanomètres. 



On doit considérer que nous ne communiquons ici que quelques obser- 

 vations préliminaires et qu' il n'est pas douteux que les expériences pour- 

 suivies nous apprendront que lès mesures pourront se faire avec un fil 

 de quartz encore plus fin et moins tendu, de sorte qu' on pourra démon- 

 trer des courants bien plus faibles. 



Les mouvements du fil peu tendu subissent à un haut degré l'influence 

 de l'amortissement produit par l'air; plus le fil est fin plus l'amortisse-" 

 ment est intense. Car le poids du fil varie en raison directe du carré du 

 diamètre, tandis que la résistance de l'air est proportionnelle à cette 

 dimension. Avec la susdite tension de corde, un courant de 10 ~~ 8 amp. 

 produisant une déviation de 5,6 mm., le mouvement est absolument 

 apériodique. La courbe tracée sur la plaque photographique est la 



Fig 3. 



A peu près 2,5 fois plus grande que le photogramme primitif. Le fil de quartz 

 n'est tendu que très faiblement. Une résistance de 1 mégolim est montée en 

 série dans le circuit du galvanomètre. 



G = Courbe, tracée par le fil de quartz pendant qu' on y fait passer subi- 

 tement un courant de 2 X 10 -8 amp. 



T = Temps en centièmes de seconde. 



