UN NOUVEAU GALVANOMETRE. 



G33 



1 micrampère par le galvanomètre. L'image du fil de quartz marque 

 une déviation permanente de 14,4 mm., de sorte que la déviation pour 



un courant és;al est devenu f f ^ = 39 fois plus petit. 



& 14,4 1 1 



Le mouvement, quoique fort amorti, est encore oscillatoire, v. fig. 2. 

 Une oscillation s'accomplit en 0,003 sec. et le décrément logarith- 

 mique est de 3,09. 



Si Ton monte en série dans le circuit du galvanomètre une résistance 

 de 1 mégohm, l'influence de l'amortissement électromagnétique est à 

 peu près nul. Seul l'amortissement produit par Pair reste. Avec la 

 même tension de fil la déviation permanente se maintient pour un 

 micrampère, mais la durée d'une oscillation est un peu raccourcie et le 

 décrément logarithmique est réduit de 3,09 à 2,2. 



La sensibilité normale de l'instrument est évaluée à 6 X 10 5 - 



