784 



OTTO LUMMER. 



Wirken wie bei den //Complementarerscheinungen im rellectirten 

 Liclite" nicht aile Strahlen mit, sondern nur gewisse Complexe (1,2 



bezw. 3 bis go) so ist die Intensi- 

 tatsvertheilung eine ganz andere 

 als die durch Fig. 4 wiedergege- 

 bene. Dariïber werde ich an anderem 

 Orte berichten. 



IV. Yersuchsanordnung und 

 Herstellung der 



PLANPAltALLELEN GlASPLATTE 

 VARIABLER DlCKE. 



a. Versuchsanordnung. Dasneue 

 Interferenz-Spectroskop ist sche- 

 matisch in Fig. 5 abgebildet und 

 âhnelt im Grossen ganzen einem 

 Spectralapparat. DievonderQueck- 

 silberlampe l ) Hg vor dem Spalt- 

 rohr G ausgehenden Strahlen, ver- 

 lassen das Objectiv von Cals paral- 

 lèle Strahlencylinder, durchsetzen 

 das Prisma P (eventueil mehrere 

 Prismen) und treffen auf die Blende 

 B mit verschieden grossen Oeffnun- 

 gen. Nach ihrem Austritt aus 0 

 fallen die Strahlen auf die planparallele Glasplatte (?, welche auf dem 

 Tischchen des Spectrometers drehbar befestigt ist, um nach Durchlaufen 

 derselben vom Fernrohrobjectiv in seiner Brennebene vereinigt zu wer- 

 den. Mittels des Oculars A sieht man daselbst bei auf Unendlich ein- 

 gestelltem Fernrohr erstens die verschieden farbigen Spaltbilder, welche 

 den einzelnem Hg-Linien zukommen und zweitens in diesen farbigen 



Fig. 5. 



*) L. Arons. Wied. Ann. 47, 767, 1892 und 58, 73, 1896. Ich benutze die 

 ARONs'sche Lampe in der von mir angegebenen Form. welche in der Z. S. f. 

 Instrkde 1895 (Bd. 15 S. 294 und Beiblatt dazu 1896 S. 93) und 1901 (Juliheft 

 S. 201—204) besclirieben ist. 



