EIN N'EUES INTEltEERENZ-SPECTROSKOP. 



785 



Bildern die der Glaspîatte G zuhommenden Interferenzhirven. Es sind 

 dies Rings egm en te, deren Centrum man nur beobachtet, falls die Strah- 

 len genau normal zur Platte verlaufen, welclie sicli aber bei schrâger 

 lncidenz ira mer mehr geraden Linien nàhern. Bei Anwendumg einer 

 genùgend grossen Dispersion kann man den Spalt sehr weit offnen, 

 ohne dass die verscliiedenfarbigen Spaltbilder sich berûhren, sodass man 

 bei normalem Einfall der Strahlen wenigstens die dem Oentrnm benach- 

 barten Kreise vollstândig sieht, Dies ist natûrlich noch einfacher zu 

 erreichen durch Anwendung „homogener" Flammen, bei denen Colli- 

 mator G und Prisma P ganz fortfallen konnen. 



b. Herstellung und Montirung der planparallelen Glaspîatte var tabler 

 Dicke. 



In Pig. 6 ist der Interferenzapparat flir sich besonders abgebildet. 

 Sie zeigt, dass die planparallele Glaspîatte aus den beiden Glaskeilen 1 

 und 2 besteht, von denen 1 auf seiner Unterlage (ebene Spiegelglas- 

 platte) festliegt, wàhrend 2 auf ihr mittels der Micrometerscliraube S 

 verscbiebbar ist. Um die Verschiebung rnôgliclist continuirlicli bewirken 

 zu konnen, ist die Scliraube mit einem sehr feinen Gewinde von x \ 2 mm. 



Ganghohe und mit einem grossen Kopf K aus Kork versehen. Die Axe 

 der Scliraube ist moglichst parallel der Trennimgsflache beider Keile 

 und der Grundflâche u gericlitet. Das Ende der Scliraube ist lose 

 gelagert'in einem Messungbehalterchen q von geeigneter Porm, welches 

 mittels Wachskitts am beweglichen Keil £ befestigt ist. Dadurch ist 

 bewirkt, dass man den beweglichen Keil vorwàrts und rùckwàrts schie- 

 ben kann. Die Spiegelglasplatte und die Mutter m der Scliraube sind 

 fest auf die Spiegelglasplatte u gekittet, welche ihrerseits vom Tischchen 

 P des Spectrometers getragen wird. 



ARCHIVES NÉERLANDAISES, SERIE II. TOME VI. 50 



