786 



OTTO LTJMMER. 



Die Herstellung des Doppelkeils geschieht in folgender Weise. Einë 

 runde Glasscheibe von geeigneter Dicke und Grosse (Fig. 7) wird 

 auf beiden Seiten angeschliffen, wobei darauf geachtet wird, dass die 

 beiden Flâchen den vorgeschriebenen Winkel mit einander bilden 

 und môglichst eben und gut polirt sind. Von der Ebenheit iiberzeugt 



man sich am genauesten mit Hilfe der 

 Interferenzen, die man in einer diinnen 

 Luftschicht zwischen der zu priïfenden Flâ- 

 che und einer ebenen INTormalflâche erzeugt. 

 Sind beide Flâchen event. durch mehrmali- 

 ges Nachpoliren vollkommen eben, dann 

 schneidet man ans dem runden Glasstiïck 

 einen Keil A G heraus und zwar derart, 

 dass die Grundflâchen BHG CxmàAKFB 

 wenigstens ungefâhr senkrecht auf cler idealen 

 Schnittlinie der Keilflâchen AKHDxmà 

 BFGC îsteben. Die genauere Orientirung geschieht dann am Keil selbst. 

 Dazu setzt man ihn auf das Tischchen eines Spectrometers, welches 



Fur. 7. 



mit einem GAUss'schen Ocu- 

 lar versehen ist und lâsst 



B 



















e" 























das Fadenkreuz abwechselnd 

 an beiden Keilflâchen spie- ^ 

 geln. Man schleift nun So- 

 lange die Grundflâchen, bis 

 beim Drehen des Tischchens 

 mit dem Keil sowohl das 

 Spiegelbild an der einen wie an der anderen Keilflâche genau mit dem 

 wirklichen Fadenkreuz zusammenfâllt. 



Erst wenn dies fur beide Grundflâchen bewerkstelligt ist, steht die 



Fig 



Fig. 9. 



ideelle Schnittlinie 1 K (Fig. 8) beider Keilflâchen auf diesen senkrecht. 

 Dann braucht man blos noch den Keil parallel zu einer der Grundflâchen 



