S26 



L. H. SIE11TSEMA. 



2. Erster Teil. Pur die ersten Messungen cliente mir die Anordnung, 

 die ich fur Salzlôsungen benutzte 1 ), zusammengesetzt aus einer Draht- 

 spule von 30 cM. Lange mit 1107 Windungen, Analysator und Pola- 

 risator, Kollimator, Prisma und Beobachtungsfernrohr. Der Analysator 

 und der Polarisator waren Steeg- und HAPa^ACK'sche Prismen mit senk- 

 rechten Endflâchen. Sie waren aufgestellt in geteilten Kreisen, die bis 

 anf Minuten ab zu lesen gestatten. Die Lage des Eernrohrs wurde an 

 einem Kreise bis auf 0^01 bestimmt. Als Liclitquelle diente bei diesen 

 Messungen elektrisches Bogenlicht; die Kalibrirung des Spektrums 

 geschah mit einer Quecksilber-vacuumlampe nacli Aiions-Lummer. 



Das Versuchsrohr war 55 cM. lang, 45 mM. weit, und geschlossen 

 durch planparallele Glasplatten, welche hinreichend aus der Spule hin- 

 ausragten, um keinen Einfluss des magnetischen Eeldes zu empfinden. 

 Durch Einwickeln in Baumwolle war es gegen Wàrmestrahlung der 

 Spule gescbûtzt. 



Die Stromstiirke betrug nur 60 Amp. und wurde ebenso wie bei den 

 frùheren Untersucbungen mit einem Galvanometer bestimmt. Die ge- 

 messenen Drehungen lagen zwisclien 11° fiir Eoth und 35° fur Yiolet. 



Wenn man Drehungen dieser Grosse einigermassen genau bestimmen 

 will, muss man auf die Fehler achten, die dadurch entstehen konnen, 

 dass die Drehung des Niçois nicht immer der Drehung der Polarisations- 

 ebene des durchgegangenen Lichtes gleich ist 2 ). Fur Prismen mit 

 schiefen Endflâchen konnen dièse Eehler betrachtlich werden, aber auch 

 fiir Prismen mit senkrechten Endflâchen konnen sie auftreten, so bald 

 die beiden Endflâchen nicht genau parellel sind. Die Théorie giebt an, 

 dass dièse Eehler vermieden werden, wenn man bei jeder Messung das 

 Mittel nimmt von vier Einstellungen, die man durch Drehung der 

 beiden Prismen um 180° erhâlt. Bei der vorliegenden Untersuchung 

 war dièses kaum inôglich, wegen der Yerànderlichkeit der Stromstârke 

 und anderer Umstânde. Ich habe daher dièse Eehler vorher zu bestim- 

 men versucht durch Einstellungen ohne Strom. Da der Polarisator 

 wâhrend einer ganzen Yersuchsreihe nicht gedreht wurde, waren nur 

 zwei Einstellungen erforderlich in zwei gegeniiberliegenden Lagen des 



l ) Arch. Néerl (2) 5 p. 447; Comm. Leiden N°. 62. 

 Versl. K. Ak v. Wet. 1900/01 p. 59; Comm. Leiden N°. 57. 

 a ) Vgl. Van de San de Bakhuyzen, Pogg. Ann. 145 p. 259. 

 Cornu, Ann. de Ch. et de Ph. (4) 11 p. 362. 



