116 



,1. BOSSCHA. 



Redieii, dont le tube se trouvait installé parallèlement entre ceux des 

 microscopes, montait dix fois plus vite que les thermomètres des étalons, 

 savoir en dix minutes 0°,10 à 0°,14 contre 0°,012. 



Dans le Rapport aucune raison n'est donnée de Y omission de cette 

 réduction. Il en est de même d'une autre, celle qui est nécessaire lors- 

 que les mètres comparés se sont trouvés à des températures différentes. 

 Il est complètement .inexplicable comment on a pu négliger une réduc- 

 tion, reposant sur des considérations les plus élémentaires. On a noté 

 les températures des deux mètres, on a constaté qu'elles étaient inégales, 

 mais on n'y a eu aucun égard. Les corrections qui en résultent ont eu 

 pour valeur dans les cinq séries consécutives, en microns 



— 0,05, - 0,01 , — 0,11 , — 0,57, — 0,15. 



Quant à la grandeur de ce- corrections il importe de remarquer que 

 rabaissement considérable de plus de deux microns, que nos calculs 

 produisent dans le résultat final de la Commission mixte, provient de 

 l'accumulation de plusieurs corrections qui, chacune en soi peu consi- 

 dérable, par un hasard très marqué, tombent presque toutes dans le 

 même sens, tandis que par un autre hasard, non moins marqué, elles 

 sont généralement les plus fortes pour la Série IY qui a la plus grande , 

 influence sur le résultat final '). Si donc, laissant de coté quelques unes 

 de ces corrections, on discute, une à une, les autres, il n'est pas diffi- 

 cile de donner l'impression que la critique qui s'appesantirait sur des 

 quantités tellement faibles est d'une minutie exagérée. Cette remarque 

 s'applique encore à ce qui est dit dans le Rapport sur la correction 

 résultant d'une mise au point défectueuse sur le Mètre des Archives. 

 J'avais dit que la manière de calculer cette correction avait été jusqu'à 

 un certain point arbitraire. C'est probablement en rapport avec cette 

 remarque que, dans l'Annexe du Rapport, on s'est donné la peine de 



x ) D'après les dernières données, les corrections à appliquer aux résultats de 

 la Conmission seraient: 



Différence 



Equation brute. Mise au point, de température. Somme. 



Série II + 0,04 + 0,13 — 0,01 -f- 0,16 



„ III +0,04 —0,14 —0,11 —0,21 



„ IY —0,13 - 0,38 —0,57 — 1,08 



„ Y —0,35 —0,24 —0,15 —0,74. 



