SUR LE GALVANOMÈTRE À CORDE, 

 (Deuxième communication) 

 par 



W. EIWTHOVEN. 



Dans ma première communication sur le ^nouveau galvanomètre" 1 ), 

 je me suis surtout proposé d'exposer le principe et la théorie de cet 

 instrument. Dans cette seconde communication sur le même sujet j'en 

 ferai voir l'utilité pratique, surtout pour des mesures électrophy- 

 siologiques. 



Je rappellerai que l'appareil se compose essentiellement d'un fil de 

 quartz argenté, tendu comme une corde de violon dans un champ 

 magnétique intense. Quand il est traversé par un courant électrique, ce 

 fil s'écarte de sa position d'équilibre, perpendiculairement à la direction 

 des lignes de force, et l'écart peut être mesuré directement à l'aide d'un 

 microscope à micromètre-oculaire. 



Depuis ma première communication, j'y ai apporté plusieurs perfec- 

 tionnements assez importants; entre autres j'ai fait en sorte que Ton 

 puisse diminuer la tension du fil, car, plus cette tension est faible, plus 

 l'écart pour un même courant est grand. 



*) Ces Archives, (2), 6 (Livre jubilaire de M. Bosscha), 625, 1901. Par 

 suite d'une erreur de calculs, quelques données ont été communiquées avec une 

 valeur deux fois trop faible: 



p. 629, 1. 9, au lieu de 1 mm. lisez 2 mm. 



P . 629, 1.28, „ ± „ d - 



p. 629, 1. 34, „ 475 „ 950 

 p. 633, dern. 1., „ 6X10 5 „ 1,2. 10 6 



