SUR LE GALVANOMÈTRE À CORDE. 



187 



Je me suis d'abord servi d'un fil de quartz de 2,1 p de diamètre, 

 avec une résistance de 20300 ohms, permettant de constater un cou- 

 rant de 1,79 X 10~ 10 amp. À présent le fil placé entre les pôles de 

 l'aimant est un peu plus épais (2,4 de diam.) et a une résistance de 

 10000 obms. On peut lui donner une tension si faible que, suivant sa 

 grandeur, F écart exige de 10 à 15 sec, et que, sous un grossissement 

 de 660 diamètres, un déplacement de 1 mm. de l'image correspond à 

 un courant de 10 -11 Amp. En expliquant les planches annexées à ce 

 travail je ferai voir que, dans ces conditions, un déplacement de 0,1 

 mm. peut encore être nettement constaté, de sorte que l'instrument 

 permet de reconnaître un courant de 10 -12 amp. Les galvanomètres 

 d'autre construction , même les plus sensibles, comme ceux de Thomson 

 et le galvanomètre à cuirasse de du Bois et Rubens, ne sont pas en 

 état d'indiquer avec certitude l'existence de courants aussi faibles. 



La force qui fait dévier la corde, quand elle est traversée par un 

 courant de 10~~ 12 amp. dans un champ de 20000 unités C. G. S., est 

 excessivement petite; pour une longueur de 12,5 cm. on peut l'évaluer 

 à 2,5.10 -11 gr., soit le quart d'un dix-millionnième de milligramme. 



J'avais estimé antérieurement à 30000 C. G. S. l'intensité du champ 

 entre les pôles; mais le fer qui a servi à la fabrication de l' électro- 

 aimant n'a pas donné tout ce que j'en attendais. Par mesure directe 

 j'ai constaté que l'intensité du champ ne peut être que difficilement 

 maintenue à 26000 C. G. S. pendant un temps assez long. Le champ 

 dans lequel j'opérais n'était même ordinairement que 22000 à 23000 

 C. G. S. 



En tendant davantage la corde, on rend plus courte sa période de 

 vibration, mais par là aussi l'écart pour un courant donné devient plus 

 petit. Il est aisé de donner au fil une tension telle qu'un courant donné 

 produise un écart déterminé d'avance, ainsi qu'on peut s'en assurer par 

 l'examen des photogrammes reproduits sur les planches. Ces photo- 

 grammes ont été obtenus de la même façon que les courbes de l'électro- 

 mètre capillaire décrites antérieurement v ). L'image du milieu de la 

 corde, grossie 660 fois, est projetée sur une fente perpendiculaire à 

 cette image. En avant de la fente est placée une lentille cylindrique, 

 dont l'axe est parallèle à la direction de la fente, et derrière on déplace 



x ) Voir mes travaux dans Pfluger's Arch. f. d. gesammte Physiol. et dans 

 Onderz. physiol. lab. Leiden, 2 e série. 



