188 



W. EINTHOVEN. 



une plaque photographique dans la direction de l'image. En même 

 temps que Ton enregistre de cette manière les mouvements de la corde, 

 on projette sur la plaque sensible un système de coordonnées suivant 

 l'excellent procédé de Garten ] ). Les traits horizontaux s'obtiennent en 

 plaçant tout près de la plaque une échelle de verre divisée en milli- 

 mètres, dont les traits projettent leur ombre sur la plaque, tandis que 

 les traits verticaux s'obtiennent par la rotation uniforme d'un disque, 

 portant des rayons qui interceptent à des intervalles réguliers la lumière 

 qui tombe sur la fente. Sur mes épreuves j'ai donné aux traits verti- 

 caux, comme aux traits horizontaux, une distance de environ 1 mm. Cha- 

 que cinquième trait est un peu plus épais que les autres, une particularité 

 que l'on obtient aisément en rendant plus fort chaque cinquième trait 

 de l'échelle placée devant la plaque, et en rendant plus larges de cinq 

 en cinq les rayons du disque tournant. 



Le premier photogramme, Pl. I, fig. 1, représente les écarts de 

 la corde, quand le galvanomètre est traversé successivement par des 

 courants de 1, 2 et 3 X 10 _9 amp. Dans le système des coordonnées une 

 longueur de 1 mm. en abscisse correspond à 0,1 sec, tandis que 1 mm. 

 sur l'ordonnée correspond à 10~ 10 amp. Bien que la largeur de l'image 

 de la corde soit considérable et ne soit pas absolument nette sur les 

 bords — comme on pouvait s'y attendre, vu le fort grosssissement 



avec une exactitude de 0,1 mm. On n'a qu'à examiner un des bords 

 de l'image, avant et après l'écart, soit à l'oeil nu, soit à la loupe, pour 

 se convaincre que l'écart diffère de la valeur donnée de moins de 0,1 

 mm. Les intensités de courant sont donc mesurées avec une précision 

 de 10 _11 amp. 



On voit que les écarts sont exactement proportionnels aux intensités 

 de courant, qu'ils sont apériodiques et que, suivant leur grandeur, 

 ils sont accomplis en 1 à 2 secondes. L'amortissement rapide du mou- 

 vement doit être attribué à la résistance de l'air, car, pendant l'enre- 

 gistrement des courbes, j'avais intercalé dans le circuit du galvanomètre 

 une résistance de 1 mégohm, ce qui annulait presque complètement 

 l'amortissement électromagnétique ordinaire. 



*) Dr. Siegfried Garten. Ueber rhythmische elektrische Yorgânge im quer- 

 gestreiften Skeletmuskel. Abhandl. cl. Kônigl. Sachs. Gesellsch. der Wissensch. 

 zu Leipzig, Mathem. Phys. Klasse , T. 26, N°. 5, p. 331, 1901. 



néanmoins possible de déterminer son déplacement 



