SUE, LE GALVANOMÈTRE À COUDE. 



189 



En réduisant au dixième la tension du fil, on rend le galvanomètre 

 dix fois plus sensible et Ton peut alors constater, comme je viens de le 

 dire, des courants de 10 -12 amp. Mais, quand la sensibilité est rendue 

 si grande, les écarts ne sont plus proportionnels aux intensités de cou- 

 rant, et il devient difficile d'enregistrer le mouvement du fil, parce que 

 ce dernier ne se déplace plus exactement dans un plan. Cela n'empêche 

 pourtant pas que , dans ces conditions, l'instrument convienne encore 

 pour des observations directes sous le microscope. 



La fig. 2, Pl. I, sert à prouver que les écarts à droite et à gauche, 

 correspondant à des déplacements vers le haut et vers le bas sur la 

 figure, sont également grands. La vitesse de déplacement de la plaque 

 sensible est restée la même, c. à cl. que 1 mm. en abscisse correspond 

 encore à 0,1 sec. Mais, comme la corde a été tendue par une force 200 

 fois plus grande, 1 mm. sur l'ordonnée représente 2 X 10 -8 amp. Un 

 courant de 4 X 1 0 -7 amp. a été lancé à travers le galvanomètre, 

 tantôt dans une direction, tantôt dans l'autre, et a donc produit des 

 écarts de 20 mm., tantôt à droite, tantôt à gauche. Ici encore il 

 est aisé de se convaincre que les écarts sont égaux à moins de 0,1 

 mm. près. 



Le déplacement du fil est très rapide; pendant son déplacement, il 

 ne projette donc qu'une ombre très légère sur la plaque sensible. Ces 

 lignes ascendantes et descendantes, presque verticales, visibles encore 

 comme des traits fins sur l'épreuve négative originale, ont complète- 

 ment disparu par la reproduction. 



La fig. 3, Pl. I, reproduit le mouvement de la corde occasionné par la 

 fermeture et l'ouverture subite d'un courant de 3 X 10 -8 amp. La vitesse 

 de déplacement de la plaque sensible est dix fois plus grande et la ten- 

 sion du fil 10 fois plus forte que dans la fig. 1; l'abscisse 1 mm. revient 

 donc à 0,01 sec. et l'ordonnée 1 mm. à 10 -9 amp. Le circuit du gal- 

 vanomètre contient de nouveau 1 mégohm, de sorte que les causes 

 d'amortissement sont les mêmes que pour la fig. 1. Le mouvement est 

 encore apériodique, mais, vu la force 10 fois plus considérable qui 

 produit l'écart, le déplacement est dix fois plus rapide, ce que l'on 

 reconnaît aisément en comparant la grande courbe descendante de la 

 fig. 1 avec une des courbes de la fig. 3, ou mieux encore en superposant 

 des épreuves diapositives des deux figures. On s'aperçoit alors qu'elles 

 se superposent exactement, et, comme pour l'une des figures la vitesse 

 de déplacement de la plaque est dix fois plus grande que pour l'autre, 



