SUR LE GALVANOMÈTRE 1 CORDE. 



191 



apériodiques. Dans les lignes descendantes , la corde dépasse F état 

 d'équilibre d'environ 0,3 mm. 



L'explication de ce phénomène pourrait être cherchée dans le fait que 

 le contact de la clef ne s'établit pas immédiatement; mais les inégalités 

 dans la courbe, qui en seraient la conséquence, font complètement défaut. 

 Je tiens pour plus probable une influence de la capacité du circuit 

 principal, qui contenait une boîte de résistance de 100000 ohms, 

 dépourvue d'induction. Dans tous les cas ces courbes font voir l'extrême 

 précision avec laquelle on peut effectuer des observations à l'aide du 

 galvanomètre à corde. 



Mentionnons à présent quelques particularités relatives à l'ensemble 

 des cinq photogrammes de la planche I. Pour que l'image de la corde 

 soit également nette en tous les points du champ , il faut que la corde 

 se meuve dans un plan perpendiculaire à l'axe optique du microscope 

 de projection. Vu le grossissement considérable, un déplacement de 

 0,5 y, dans la direction de cet axe optique suffit déjà à produire un flou 

 sensible de l'image. La netteté des photogrammes prouve que ce dépla- 

 cement ne se produit pas. 



On remarquera ensuite la constance parfaite du zéro et l'égalité 

 absolue des écarts. L'observation à l'œil nu ou à la loupe ne permet 

 pas d'apprécier ces propriétés à leur juste valeur. Peut-être qu'en effec- 

 tuant des mesures à l'aide d'un microscope, — à peu près suivant la 

 méthode appliquée en astronomie, pour la détermination exacte du lieu 

 des étoiles sur des photographies célestes — , on arriverait à des résul- 

 tats plus précis. Mais dans la plupart des cas de pareilles mesures 

 seraient trop compliquées. 



Pour l'utilité pratique de l'instrument il sera important dans beau- 

 coup de circonstances, en particulier pour des mesures électrophysiolo- 

 giques, de pouvoir lui donner exactement une sensibilité déterminée 

 d'avance. La seule inspection à l'œil nu permet déjà de reconnaître, 

 dans presque toutes les figures de la planche I, qu'on y parvient avec 

 une précision d'au moins 0,1 mm. sur un écart de 80 à 40 mm.; c. à d. 

 que l'erreur ne dépasse pas 2,5 à 3 pour mille. Ce n'est que dans la 

 fig. 5 que l'on observe un déficit réel de 0,1 mm. environ, une erreur 

 que l'on aurait toutefois pu éviter par un peu plus de soins. 



Il est presque inutile de dire que le galvanomètre est insensible à des 

 variations du champ magnétique extérieur. Il a été protégé efficacement 

 contre des courants d'air et il n'est pas fort influencé par des trépidations 



