192 



W. EINTHOVEN. 



du sol. Il repose sur le même pilier de pierre qu'un grand disque en 

 fer-blanc, à rayons, mis en mouvement rapide par un moteur électri- 

 que. Ce moteur ne se trouve qu'à quelques centimètres du galvanomètre 

 et un autre moteur , tout pareil, relié à un lourd volant, qui donne son 

 mouvement à la }jlaque sensible, est établi un peu plus loin sur le 

 même pilier. Cependant, sur les photographies on n'observe pas trace 

 d'une influence de secousses mécaniques. 



La sensibilité normale d'un galvanomètre a toujours été calculée 

 jusqu'ici par la formule suivante: 



Jh== 10 di 2 iVw' (]) 



où a est l'écart en mm., 



d la distance de l'échelle en mm., 



I l'intensité du courant en amp. , 



t la durée d'une vibration complète ( » ) en sec. 

 et w la résistance intérieure du galvanomètre en ohms. 



Si Ton veut tenir compte de la dimension du miroir, la formule pré- 

 cédente doit être remplacée par: 



k = — ^— m 



- lOdflVw 



où r est le rayon du miroir en mm. 



Pour un instrument qui ne porte pas de miroir, et dont la partie 



r_ N 

 d 



où ÎVest l'ouverture numérique de l'objectif employé et v le grossisse- 

 ment. L'ouverture numérique des meilleurs objectifs secs est de 0,95. 

 Mettant en nombre rond 1, la sensibilité normale devient 



A = W 



l0t 2 IvVw 



mobile est observée à l'aide d'un microscope, on peut poser - = — 2 ), 



*) Voir W. E. Ayrton et E. Mathér; Phil. Mag., (5), 46, 349, 1898. Voir 

 aussi H. du Bois et H. Rubens, Zeitschr. f. Instrum., 20, 74, 1900 et 

 F. Kohlrausch. Lehrb. d. prakt. Phys., 9e Aufl., p. 361, 1901. 



2 ) Voir ces Archives, (2), 6, 629, 1901. 



