SUR LE GALVANOMÈTRE 1 CORDE. 



193 



La sensibilité normale du galvanomètre à corde peut être déduite des 

 photogrammes obtenus dans le cas de grandes oscillations du fil. Quand 

 la tension du fil est telle qu'un écart a = 1 mm. est produit par un 

 courant de I = 10 -7 amp., une oscillation complète est accomplie en 

 t= 0,004 sec. L'écart est mesuré par un grossissement v — 660 , et 

 la résistance w de la corde = 10000 ohms. Au moyen de la formule (3) 

 on trouve donc pour sensibilité normale 9,5 X 1 0 5 ^ ou bien, quand on 

 remplace V w par 



2,38 X 10 6 . 



Pour la corde dont je me suis servi en premier lieu, cette sensibilité 

 normale était 1,2 X 10 6 . 



Rappelons enfin que le fil de quartz du galvanomètre peut être rem- 

 placé par un fil de platine ou de bronze phosphoré, dont la résistance 

 est beaucoup plus faible. Même avec une corde grossière, à faible résis- 

 tance, le galvanomètre peut encore rendre de grands services; mais il 

 ne présente tous ses avantages que quand la corde est mince et que la 

 résistance intérieure peut être considérable. Le fil de quartz de 10000 

 ohms de résistance, dont il vient d'être question, obéit encore à une 

 force électromotrice de 10~ 8 volts. 



Appendice. 



11 semble que pour la mesure de courants très faibles cet instrument 

 l'emporte en sensibilité sur tous les autres. Il va de soi qu'en théorie 

 il n'y a pas de limite à la sensibilité d'un galvanomètre quelconque pour 

 un courant constant. On peut augmenter tant qu'on veut la période 

 d'oscillation des aimants ainsi que la distance de l'échelle, et obtenir 

 ainsi théoriquement la sensibilité que l'on désire. Ce sont les difficultés 

 pratiques qui y mettent des bornes. C'est ainsi que l'on a à lutter contre 

 l'inconstance du zéro, produite par un grand nombre d'influences et 

 d'autant plus embarassante que la durée des oscillations est plus grande. 



C'est là sans doute la raison pour laquelle on préfère l'emploi d'un 

 électromètre à celui d'un galvanomètre, pour la mesure de courants 

 très faibles, p. ex. dans la détermination des grandes résistances d'iso- 

 lateurs et dans l'étude de l'action ionisante des substances radioactives. 



ARCHIVES NÉERLANDAISES, SERIE II, TOME IX. 13 



