194 



W. EINTHOVEN. 



Dans leurs recherches, devenues célèbres, qui conduisirent à la décou- 

 verte du radium, M. et M me . Curie *) ont jugé le degré d'activité de 

 diverses substances par leur pouvoir de rendre l'air conducteur. La 

 conductibilité de l'air fut mesurée au moyen d'un électromètre. Cet 

 instrument devait être chargé par un courant traversant une couche d'air 

 conductrice, et la rapidité avec laquelle Félectromètre se chargeait servait 

 de mesure à F intensité du courant. 



On conçoit que cette méthode de déterminer une intensité de courant 

 n'était pas très simple; aussi M. et M mp . Curie ont-ils préféré recourir 

 dans la suite à une méthode de compensation à Faide d'une tige de quartz 

 piézo-électrique. La charge que Félectromètre recevait par la couche 

 d'air conductrice était compensée par une charge contraire provenant 

 du quartz. On y arrivait en soumettant la tige de quartz à une traction 

 toujours croissante, notamment en mettant continuellement de nouveaux 

 poids sur un plateau suspendu à la tige. De cette façon l'image fournie 

 par le miroir de Félectromètre était maintenue au zéro, et l'augmenta- 

 tion de la pression avec le temps donnait la mesure du courant, donc 



de Fautre à une distance d'environ 2 cm. Dans le circuit reliant le gal- 

 vanomètre aux plaques j'intercalai ia batterie de 60 volts de mon labo- 

 ratoire et une résistance d'un mégohm. 



La sensibilité du galvanomètre fut réglée de manière à donner un 

 écart de 1 mm» pour un courant de 2 X 10 _!1 amp.; dans ces condi- 

 tions la durée d'un écart était de 5 à 7 sec. J'interposai maintenant entre 

 A x et A 23 en le déposant sur A ly un plateau circulaire dont une portion 



x ) Voir e. a. M m e. Sklodowska Curie, Becherches sur les substances radio- 

 actives. Ann. de Chim. et de Phys., (7), 30, 99, 1903. 



1 Me'gohm. 



aussi la mesure de la con- 

 ductibilité de l'air. 



De pareilles mesures s'ef- 

 fectuent beaucoup plus sim- 

 plement à l'aide du galva- 

 nomètre à corde. 



Fig. 1. 



J'ai relié F instrument à 

 deux plaques de laiton isolées 

 A A et A 2 (fig. 1), circulaires, 

 d'un diamètre d'environ 25 

 cm., et placées en face F une 



